220 



H. Kompf. 



l>i(' \tm IL Kriis^) ani;eiiol)Oii(' Form (Fiii. 4U5) /eichnet sicli <l;i- 

 (hnrli aus. dal'i (iuniniistopt'en venuieden sind. Die ( ilasschlit'fe sind mit 

 Vasoiino einzufetten. Das Ansatzrohr des äußeren (ieiäües kann mit einer 

 Al)sori)ti()nsr(thre verbunden werden, um etwa nachontwickeltes riechendes 

 oder uiftiiies (ias unschädlich zu machen. 



Fhenfalls ohne (iummi- oder Korkstopfen ist die Konstruktion von 

 T}l.^y. Richards (Fiii. 4Uti). hei der auUenk^m (hirch ein Ansatzrohr mit 

 Schwimmerventil dafür Sorije jzetragen ist, daß die verbrauchte Säure 

 direkt auf den lioden des Gefäßes abfließt und zur Substanz stets die 

 oben befindliche frische Säure Jielanü:t. Die Glocke mit dem Hahnrohr 

 wird durch einen Bleiriuii' niederaedrückt. 



Kippsche Apjparate. 



Der iiebränchlichste (iasentwicklungsapparat im chemischen Labora- 

 torium ist bis heute der /u^^yjsche Apparat (Fig. 407) iioblieiten. Er erfüllt zu- 



gleich die P'unktionen eines Gasometers, da sich das überschüssige oder nach- 

 entwickelte Gas in der untersten Kugel sammelt, deren Flüssigkeitsinhalt 

 in die oberste Kugel gedrückt wird. 



Auch der iu/ipsche Apparat hat zahllose Modifikationen erfahren; 

 sein Hauptfehler besteht in der ungenügenden Durchmischung der 

 Flüssigkeit: die frische, spezifisch leichtere Säure bleibt in der obersten 

 Kugel unausgenutzt, während sich die verbrauchte sakhaltige und darum 

 spezifisch schwerere Säure in der untersten Kugel ansammelt und immer 

 wieder in den Keaktionsraum in der Mitte emporsteigt . so daß oft 

 nur OO^/o der Säure ausgenutzt werden. Ferner ändert sich bei der Ent- 

 nahme von Gas mit der Verschiebung des Niveauunterschiedes in der 

 obersten und untersten Kugel beständig der Druck, unter dem das Gas 



*) Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 281 (1903j. 



