Allffemeine chemische Lahoratoriumstechuik. 



227 



tiusströmt. Im übrigen habe ich die Mängel des 7v?/>pschen Apparates^) 

 schon oben bei der Besprechung des Apparates nach Joakim (vgl. S. 225) 

 berührt. 



B. Bärge -) empfahl das Trichterrohr des A"i/;/)schen Apparates un- 

 mittelbar unter der mittelsten Kugel abzuschneiden und in dem Boden- 

 tubus (auf Fig. 407 nicht sichtbar) ein verschließbares Ablaßrohr zur Ent- 

 fernung der verbrauchten Säure einzusetzen. Durch diese kleinen Änderungen 

 soll eine bessere Ausnutzung der Säure, nämlich l)is zu 94*'/V erreicht werden. 



Fig. 407. 



Auf die übrigen zum Teil recht komplizierten ^'erbesserungsvorschläge 

 bezüglich des Kippschen Apparates kann ich hier nicht näher eingehen. 3) 



b) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten auf Flüssigkeiten. 



Weniger häufig, als man Flüssigkeiten auf feste Körper einwirken 

 läßt, um ein (ras zu entwickeln, tritt im chemischen Laboratorium der Fall 

 ein. daß man zwei Flüssigkeiten zu demselben Zweck miteinander in 

 Reaktion bringt. Hauptsächlich geschieht dies, wenn man gasförmige Salz- 

 säure aus konzentrierter Salzsäure und konzentrierter Schwefelsäure oder 



') Vgl. clarül)er auch L. L. de Koninck, I.e.; F. X. Raikoic, Chem.-Ztg. Bil.15. S. 147 

 (1891) und E. Bärge. Ebenda. Bd. 20. S. 955 (1896). 



^) Ein neuer Gasentwicklungsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 20. S. 955 (1896). 



') Man vgl. z. B. C. Reitihardf, Verliesserter Kijjpscher Schwefelwasserstoffapparat. 

 D(«r/?(rs polyteclin. Journ. Bd. 257. S.73 (1885); A. Muenckc, Apparat zur Entwicklung 

 reiner Kohlensäure. Chem. Zentralbl. S. 179 (1884): F. C. Thiele, Eine Modifikation des 

 A'j>;>schen Apparates. Cem.-Ztg. Bd. 25. S. 468 (1901). 



15* 



