228 •'■ '^^^'''Tt'. 



Schwt'fcldidxyd aus NatriniuhisiiltitlauLtc mul koiizciitricrtcr Schwefel- 

 säure entwickeln will. 



Der einfachste Ai>iiarat. der hierfüi' in lleti-aclit kommt, ist der lileiche, 

 wie für die Kinwirkunji' von Flüssiirkeiten auf feste Körper (viil. Fi^-. HOö, 

 S. -J^l): eine (iasentbinduniisfla^che mit (iasai)leituniisrohr und Trichter- 

 rohr oder Tropftrichter. 



Hezüirlich eines Sicherheit srohres gilt das schon oben daroelegte: man 

 kann das Sicherheitsrohr auch an die erste Waschflasche verlegen (vgl. unten, 

 Fig. 4i:i und Fig. 414). 



Vm einen kontinuierlichen und immer gleich starken Gasstrom zu 

 erzeugen, muß das Zutropfen der einen Flüssigkeit aus dem Tropftrichter 

 gleichmäUig stark erfolgen, auch wenn der Flüssigkeitsspiegel sinkt; man 

 erreicht dies auf einfache Weise dadurch, daß man den Tropftrichter als 

 Mariotte>che Flasche ausbildet, das heißt, ihn mit einem beiderseits offenen, 

 luftdicht aufgesetzten und tief in das Trichtergefäß hineinragenden Glas- 

 rohi- versieht. Der Tropftrichter nach E.Follak^) besitzt eine derartige Ein- 

 richtung eingeschliffen. 



Ein Apparat, der wie der Kipp^che usw. die (iasentwicklung ent- 

 sprechend dem (Gasverbrauch selbsttätig regelt, hat für die Reaktion 

 zwischen zwei Flüssigkeiten .7. Thiele'^) vorgeschlagen: eine dreihalsige 

 WouI/f'>che Flasche trägt einen Tropftrichter, dessen Stiel bis auf den Boden 

 der Flasche reicht, ein (iasentbindungsrohr mit Hahn und eine Weiterziehe 

 mit (Quecksilber gefüllte Sicherheitsröhre (vgl. Fig. 89(3 und 397, 8. 221); 

 in die Flasche wird eine Schicht (^)uecksilber gebracht und die eine Flüssig- 

 keit darauf gegossen; in den Troi)ftrichter, dessen Hahn geöffnet bleibt, 

 kommt die andere Flüssigkeit. Öffnet man den Hahn des Gasableitungs- 

 rohres. so dringt die obere Flüssigkeit durch das (^)uecksilber zur 

 unteren PTüssigkeit. und die (iasentwicklung beginnt; schließt man den 

 Hahn, so wird das Quecksilber im Trichterrohr durch den (iasdruck 

 ein Stück in die Höhe gedrückt, bis (Gleichgewicht eintritt, und die 

 Flüssigkeiten sind von einander getrennt. Das überschüssige Gas von 

 zu starkem Druck entweicht durch das Sicherheitsventil, so daß man den 

 Hahn des Tropftrichters nach dem (:iebrauch des Apparates unbesorgt 

 schließen kann. 



Weniger Quecksilber ist erforderlich, wenn man den ebenfalls von 

 J. Thiele angegebenen Tropftrichter (Fig. 408) benutzt. In die kugelartige 

 Erweiterung des Tropftrichters füllt man so viel Quecksilber, daß das von 

 oben kommende Rohr hineintaucht; im übrigen funktioniert der Apparat 

 wie der vorige, erfordert aber unbedingt eine mit Sicherheitsröhre ver- 

 sehene Waschflasche. 



') über einige Laboratoriumsapparate. Repert. d. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 7. 

 S. 287 (1887): vgl. Chem. Zentralbl. S. 770 (1887). 



^) Selbstregelnder Apparat zur Entwicklung von Gasen aus Flüssigkeiten. Liebig» 

 Annalen d.Chem. u. Pharm. Bd. 253. S. 242 (1889). 



