Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 239 



wickelt mit verdünnter Salzsäure gleichmäßig Sauerstoff und läßt sich im 

 A7^;^;schen Apparat verwenden. 



Ozon. 



Die Umwandlung von Sauerstoff (O.,) in Ozon (O3) erfolgt unter Zu- 

 fuhr von Energie entweder in Form von Elektrizität oder von Wärme; 

 die rein chemischen Methoden kommen hier nicht in Betracht. 



Bequeme Apparate und Methoden zur Darstellung stark ozonisierten 

 Sauerstoffs im Laboratorium sind erst seit einigen Jahren, namentlich durch 

 die Arbeiten von C. Harries ') und seinen Schülern und von P. Jannasch -) 

 und seinen Schülern bekannt geworden. 



Die älteren Ozonentwickler bestehen aus zwei konzentrisch ineinander 

 geschobenen Röhren, die entweder mit Stanniolbelegungen (6'ie;>/ ewsscher 

 Ozonisator) oder mit Wasserbelegungen {Berfhelot^^che Ozonröhre) versehen 

 sind: durch den Zwischenraum wird Sauerstoff oder Luft geleitet und die 

 Belegungen mit den Polen eines Gleichstrom- oder Wechselstrominduktors 

 verbunden. Durch die Isolationswirkung des (jlases wird Funkenbildung 

 verhindert, so daß der Spannungsausgleich auf dem Wege der sogenannten 

 stillen oder dunklen elektrischen Entladung durch das Glas hindurch statt- 

 findet. Je schneller die I7nterbrechungen — beziehungsweise die Perioden des 

 Primärstromes — aufeinander folgen, um so höher ist die Ozonausbeute. 



Noch wichtiger für eine gute Ozonausbeute ist bei Anwendung eines 

 Gleichstrominduktors, daß die Stromunterbrechungen möglichst oft pro 

 Zeiteinheit und möglichst plötzlich erfolgen. Deshalb liefert ein mit 

 iN^ee/'schem Hammer arbeitender Induktor relativ wenig Ozon: der Eisen- 

 kern magnetisiert und entmagnetisiert sich viel zu langsam. Ein Sekundär- 

 strom von weit höherer Spannung und mithin ein höherprozentiges Ozon 

 wird erzeugt, wenn man den rasch und plötzlich wirkenden WeJmeltschen 

 Elektrolytunterbrecher 3) benutzt, oder wenn man, — was im allgemeinen 

 vorzuziehen ist, — den Gleichstrom zunächst mittelst eines Umformers 

 (z. B. eines Gleichstrommotor -Wechselstromgenerators oder eines Ein- 

 ankerumformers) in einen Wechselstrom von hoher Periodenzahl ver- 

 wandelt und diesen Wechselstrom (oder Drehstrom) dann mittelst eines Trans- 

 formators auf ca. 1000 Volt spannt. Steht von vornherein ein Wechsel- 

 strom- oder Drehstromnetz zur Verfügung, so vereinfacht sich die ( )zon- 

 erzeugung wesentlich: es genügt dann ein einfacher Wechselstroratransfor- 

 mator, der bekanntlich keinerlei Aufsicht bedarf. 



Für präparative Arbeiten geeignet wurden jedoch erst die Berthelot- 

 röhren, als sie reihenweise neben- oder — besser — hintereinander ge- 



') Vgl. hauptsächlich: Über die Einwirkung des Ozons auf organische Verbin- 

 dungen. Liehir/s Aunal. Bd. 343. S. 311—374 (1905). 



'^) Vgl. bes. : I'. Jannrisch und }V. Gotfschalk, Über die Verwendung des Ozons zur 

 Ausführung quantitativer Analysen. Journ. f. prakt. Chom. Bd. 73. S. 497—519 (1906). 



') A.WehneJt, Ein elektrolytischer Stromunterbrecher. Zeitschr. f. physikal. Chem. 

 Bd. 68. S.233 (1899); vgl. auch //. Th. Simon, Das ^Virkungsgesetz d.Wehueltuuterbrechers. 

 Ebenda. S. 273, und: Über einen neuen Flüssigkeitsuuterbrecher. S. 860. 



