Allgemeine chemische Laboratoriumstochiiik. 241 



Der Energieverbrauch beträgt je nach der Anzahl der (Jzonisatoren 

 (1 — 5) etwa 40 — 70 Watt. Bei einer Durchflußgeschwindigkeit von 10^ 

 Sauerstoff pro Stunde erhält man je nach der Anzahl der hintereinander 

 geschalteten Ozonröhren ca. 30 — 120 g Ozon pro Kubikmeter Sauerstoff: 

 bei Verwendung von Luft reduzieren sich die Werte um 60%- Da 1 m^ 

 Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck etwa 

 loOO fi wiegt, steht sich also die Ozonausbeute bei Anwendung von Sauer- 

 stoff auf 2-;->— 9-2 Gewichtsprozente. 



Eine ganz ähnliche ^'ersuchsanordnung schlug C. Harrks ^ ) vor. Hier- 

 nach verwendet man zehn oder elf parallel geschaltete und leicht aus- 

 wechselbare, mit Quecksilberverschlüssen montierte Berthelotröhren. Zum 

 Betriebe dient am besten Wechselstrom (ca. 2 Amp.. 110 Volt), der in einem 

 Öltransformator auf etwa 10.000 Volt gespannt wird. Das Wasser im Ozo- 

 nisator läßt man zur Kühlung beständig zu- und abfließen, da der ZerfaU 

 des Ozons mit steigender Temperatur zunimmt. 



Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 5 — 6 / Sauerstoff in 12 Mi- 

 nuten ergab etwa 5-6Vo Ozon auf 100 g Gas berechnet. Wenn diese Aus- 

 beute also auch etwas hinter der vorhin genannten zurückbleibt, so ist 

 doch (infolge der Parallelschaltung) die absolute Menge des pro Zeitein- 

 heit gelieferten Ozons bei dem rascheren Sauerstoff ström sehr \iel größer. 



Ganz ähnlich ist auch die Versuchsanordnung, die P. Jannasch und 

 W. Gottschalk-) vorschlugen (Fig. 411). Der eigentliche Ozonapparat zeichnet 

 sich dadurch aus. daß er ungemein kompendiös und sehr billig ist. Er be- 

 steht aus etwa acht unmittelbar aneinander geschmolzenen, hintereinander 

 geschalteten Berthelotröhren, die zusammen in einem Standzylinder hängen 

 (links in der Figur). 



Der positive Strom — im vorliegenden FaU stand (ileichstrom von 

 110 Volt zur Verfügung — durchläuft ein Amperemeter und dann einen 

 Vorschaltwiderstand von 3 — 5 Ohm aus Xickeliudraht von 1 mm Dicke, 

 dessen Widerstand O'öl Ohm pro Meter beträgt, und der mit 10 Ampere be- 

 lastet werden kann. Von da geht der Strom durch einen Induktor ohne 

 Kondensator und dann zum Wehneltunterbrecher. Die Anode des letzteren 

 besteht aus einem Platindraht von 0*2 — 0"o mm Dicke und 7 — 10 mm 

 Länge in einer PorzeUanfassung, die Kathode aus einer großen Bleiplatte 

 und der Elektrolyt aus 25''/oiger Schwefelsäure, die durch eine wasser- 

 durchflossene Glasschlange kühl gehalten wird. Der Primär ström hatte 

 eine Stäi-ke von 8 — 10 Ampere und an der Primärspule eine Spannung von 

 70 Volt (ohne Wehneltunterbrecher). 



Der Sekundär Strom geht vom Induktor zum Ozonapparat. Es ist 

 darauf zu achten, daß sämtliche inneren Belegungen an den einen Pol ge- 

 legt sind, während die äußeren mit dem anderen Pol in \'erbindung stehen. 

 Sechs Bohren ergaben nach diesem Verfahren ein S^/oige'^ Ozon. 



') 1. c. S. 341. 

 ^) 1. c. S. 498. 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeirsraethoden. I. 16 



