Alkemeiiic clicmische Laboratoriumstcfhnik. 



251 



die Flasche vollständig füllt und dann anf das Schwefeleisen tropft: das 

 sich entwickelnde Gas durchströmt die Waschflaschen D und E. gelangt 

 dann in eine IJleirohrleitung, die in die einzelnen Abzüge führt, und passiert 

 hier noch au den Entnahmestellen je eine Waschflasche F. Ist die ver- 

 zweigte Rohrleitung überall geschlossen, so steigt das nachentwickelte Gas 

 in die Flasche B und preßt die Salzsäure in die Flasche A empor, so dali 

 die weitere Gasentwicklung aufhört. Aus E kann man in kurzen Zwischen- 

 räumen gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser abzapfen. 



Hat C 10 Liter Inhalt, so liefert eine einmalige Füllung ca. lö kg 

 oder 10.000 Liter Schwefelwasserstoffgas bei einem Verbrauch von ca. 100 äy/ 

 roher Salzsäure. 



Fig. 413. 



Die Instandhaltung des Apparates beschränkt sich im allgemeinen 

 auf ein tägliches Nachfüllen der Säure in A und des destillierten Wassers 

 in E und auf das Ablassen der Eisenlösung aus C. Das Schwefeleisen 

 braucht nur in längeren Zwischenräumen, etwa alle Hallijahr einmal, er- 

 gänzt zu werden. 



Das so dargestellte Schwefelwasserstoffgas enthält fast stets wegen 

 des metallischen Eisens im Schwefeleisen freien Wasserstoff und wegen 

 dessen Einwirkung in naszierendem Zustande auf Schwefelarsen auch den 

 sehr giftigen Arsen wasserst off (vgl. unter Wasserstoff). 



Um den Schwefelwasserstoff hiervon zu befreien, leitet man ihn durch 

 mehrere Röhren mit fe.stem Jod '), noch bevor er durch Wasser gewaschen 



') O.Jacohsen, Über die Reinigung des Schwefelwasserstoffs von Arsen Wasserstoff. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 20. S. 1999 (1887). 



