Oj<o K. Konipf. Allsremeinc chemische Laboratorininstechiiik. 



Handelt es sieh um ein leieht zu verflüssiizendes oder ein leieht er- 

 starrendes (ias. z. li. um fliissiijes Schwefeidioxvd oder um festes Kohlen- 

 ilioxvd. (las man zu Pastillen iiepreßt hat. so können unter gewissen Kau- 

 trlen die gewöhnlichen Methoden der Volum- oder (Jewichtsbestimmung 

 (Vgl. das dritte Kapitel, S. IT ff.) Platz greifen. 



In vielen Fällen ist es am beiiuemsten, das Gas aus gewogenen 

 Mengen der gasentwiekelnden Chemikalien darzustellen und soviel von 

 liesen. deren Reinheitsgrad bekannt sein oder bestimmt werden muß, an- 

 11 wenden, daii gerade die gewünschte Menge Gas frei wird. So läßt sich 

 z. K aus einer gewogenen Menge reinen Kaliumpermanganats ohne weiteres 

 mit Salzsäure eine bestimmte Menge Ghlor entwickeln (vgl. S. 249). 



Eine andere becjueme Methode, bei präparativen Arbeiten eine be- 

 stimmte Menge Chlor zur Einwirkung gelangen zu lassen, besteht darin, 

 dal^ man das Pieaktionsgemisch so lange mit dem Gase behandelt, bis die 

 (Gewichtszunahme eine bestimmte Höhe erreicht hat. So erhält man z. B. 

 aus einem (remisch von 100 fj Toluol und ') r/ Phosphorpentachlorid als 

 Chlorüberträger Benzylchlorid , wenn man so lange Chlor einleitet, bis eine 

 (iewichtszunahme um 'M (j eingetreten ist.M 



Beim Arbeiten mit größeren Gasmengen geschieht das Abmessen von 

 (iasen am einfachsten mittelst (iasuhren (vgl. z.B. Fig. 410). Die kleinsten 

 (iasuhren. wie sie sich für das Laboratorium eignen, sind die sogenannten 

 Experimentiergasmesser (Fig. 419). Der kleinere Zeiger A (vgl. die 

 Figur) gibt die wirkliche Menge des durchgegangenen (xases an. der 

 Zeiger B läuft (jOmal schneller und dient dazu, nach Pjeobachtung seines 

 Weges während einer Minute den stündlichen Verbrauch festzustellen. Der 

 Apparat besteht aus dem auf zwei Fußschienen C ruhenden Gehäuse D, 

 in welchem sich eine vierkammerige Meßtrommel in Wasser oder einer 

 anderen Sperrflüssigkeit (z. B. Glyzerin) dreht. Die Umdrehungen der 

 Trommel werden durch Räder und Wellen auf die beiden Zeiger über- 

 tragen. Eingeleitet wird das zu messende Gas bei F und abgeleitet bei L: 

 das Ausflußrohr trägt den durch eine Mikrometerschraube fein einstellbaren 

 Hahn H und zur Ablesung des Drucks hinter dem Gasmesser das Mano- 

 meter J. An Stelle der Kapsel K kann bei Untersuchung brennbarer Gase 

 eine Brennertülle aufgesetzt werden. Die Gasuhr wird durch Eingießen der 

 Sperrflüssigkeit bei M gefüllt. Die Horizontalstellschrauben und eine 

 DosenUbelle auf dem Gehäuse dienen zur richtigen Einstellung des Instru- 

 ments. Manche Gasuhren geben automatisch den Durchgang je eines Liters 

 Gas durch ein Glockensignal an. 



ij Vgl. Emil Fischer, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. F.Vieweg 

 & Sohn. Br'aunschweig. 7. Aufl. 1905.' S. 33. 



