2^ß Fr. N. Schulz. 



iK'tiiidlichcn Schiaiilu'ii in die rii-htii-e pjitt'ornunu vom lU'ohachtmiu.-^ohjektiv 

 siebracht (etwa '-^oUinii 



I>ie C'uvette wird in der AVeise benutzt, dal» man zunächst das Ob- 

 jektiv mit der C'uvette vom Stativ abschraubt, (hinn zwischen das Quarz- 

 fenster c, und das Mikroskopobjektiv die Immersionstlüssit:keit bringt. 

 Etwa überflieliende Fhissitrkeit ist von dem vorderen Fenster sorgfältig 

 zu entfernen. Sodann wird die Cuvette mit einer stark verdünnten trüben 

 FHissigkeit j^efüllt (verdünnte Milch, Gummigutttrübung. käufliches kolloi- 

 dales Silber), und zwar so. daH alle Luft aus dem Apparat entfernt ist. 

 I>ann winl Objektiv mit Waschapparat wieder an das Stativ angesetzt und 

 nunmehr das Beobachtungsol)jektiv auf die Spitze des Beleuchtungskegels, 

 der in der trüben Flüssigkeit leicht zu finden ist. eingestellt, d. h. auf die 

 engste Einschnürung des letzteren. Nachdem die Einstellung bewirkt ist, 

 braucht man nur die Einstellungsflüssigkeit durch Öffnen des an dem 

 Schlauch der Cuvette befindlichen Quetschhahnes zu entfernen und dann 

 mit destilliertem Wasser so lange nachzuwaschen, bis alle trübenden Teil- 

 chen aus der C'uvette entfernt sind. Dann wird die Cuvette mit der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, eventuell bei (juantitativen \'ersuchen 

 nach vorherigem Ausspülen der Cuvette mit der Untersuchungsflüssigkeit. 

 I)as gewöhnliche destillierte Wasser ist zwar nicht optisch leer : es kann 

 aber doch zu den ultramikroskopischen Untersuchungen in der Regel be- 

 nutzt werden, da die Teilchen nur in sehr geringer Menge vorhanden sind, 

 so dal5 sie tatsächlich nicht weiter stören. Für subtile Arbeiten muß man 

 durch mehrmalige Destillation und langes Al)sitzenlassen unter Staub- 

 abschluli das Wasser reinigen. 



Als Demonstrationslösung ist in erster Linie kolloidale (ioldlö.sung 

 zu empfehlen. Die A'orschriften zu ihrer Herstellung sind von Zsvjmondy 

 gegeben. » ) 



Herstellung der kolloidalen Coldlösung. Ein wesentliches Er- 

 fordernis für die Herstellung kolloidaler rioldlösungen ist destilliei-tes Wasser 

 von genügender Reinheit. Die Spuren von Kolloiden, welche in käuflichem 

 destillierten Wasser fast stets enthalten sind, können die Gewinnung eines 

 hochroten Cioldhydrosols vollkommen verhindern. Man verwende daher ein 

 durch einen Silberkühler nochmals destilliertes käufliches destilliertes Wasser 

 (geeignete Silberröhren liefert W. C. Heraeus in Hanau). 



120 em3 von diesem Wasser werden in einem Tief äli von Jenaer Glas 

 (300— 500 ^;w 3) zum Sieden erhitzt. Während des Erwärmens werden 

 2'5 cm* einer Cioldchlorid-Chlorwasserstofflösung. welche 6.9 AUCI4H, 3 Hg 

 (Aur. krvstall. flavum Merck) in einem Litei- Wasser enthält und 3 — 3*5 cm^ 

 einer Lösung von reinstem Kaliumkarbonat (018 normal) hinzugegeben. 

 Gleich nach dem Aufkochen fügt man unter lebhaftem Umschwenken 3 bis 



*) R. Zsiffmondi/, Über mikroskopische Goldkeime. Zeitschr. f. physikal. Chemie. 

 Bd. 56. S. 65—76 (1906). — S. ferner R. Zsigmoiuh/ und F. X. Schulz, Die Goldzahl und 

 ihre Verwerlbarkeit zur Charakterisierung von Eiweißstoffen. Hofmeisters Beiträge. 

 Bd. 3. S. 137-160 (1902). 



