Das Ultramikroskop (Apparat z. Siclitl>arinachiiiig ultramikroskop. Teilchen). 287 



:]-5 c;»3 einer verdünnten Lösung- von Formaldehyd (0-3 cw^ käufliches 

 Formol in 100 cni^ Wasser) schnell, aber partienweise hinzu, am besten 

 nach Entfernung der Flamme. Wenn alles in ( )rdnung ist, dann erfolgt in 

 wenigen Sekunden, spätestens nach einer Minute, die Reaktion, es tritt 

 zunächst eine blasse rote Farbe auf, die dann in kurzer Zeit intensiv hoch- 

 rot wird. 



Eine gut bereitete Goldlüsung soll folgende Eigenschaften haben: Sie 

 soll, bei Tageslicht betrachtet, im auffallenden wie im durchfallenden Licht 

 ungetrübt erscheinen und hochrot gefärbt sein. Sie soll sich zum Kochen 

 erhitzen lassen, ohne Gold abzuscheiden. Auch l)ei längerem Stehen soll 

 die Lösung völlig klar l)leiben. Auftreten von schwach bräunlicher Farbe, 

 im auffallenden Licht erkennbar, rührt von kleinen Mengen größerer Gold- 

 teilchen her. Rotviolette oder blauviolette Färbungen zeigen, daß beträcht- 

 lichere Mengen von Gold sich in gröberen Teilchen abgeschieden haben. 

 Solche Lösungen setzen in der Regel schon nach kürzerem Stehen metalli- 

 sches Gold als blausclnvarzen Bodensatz ab. 



Nach einer anderen Vorschrift \q\\ Zsigmondy^) kann man statt des 

 Formaldehyds in der Wärme einige Tropfen einer ätherischen Phosphor- 

 lösung bei gewöhnlicher Temperatur als Reduktionsmittel verwenden. 



Zur ultramikroskopischen Untersuchung kann man die so erhaltenen 

 Goldlösungen auf das Zehnfache mit Wasser verdünnen. 



Die ultramikroskopische Untersuchung dient nicht nur zur Feststellung, 

 daß reflektierende Teilchen vorhanden sind, sondern es lassen sich aus der 

 Farbe, der Art der Bewegung, der Auszählung der Menge u. a. m. auch 

 Schlüsse ziehen auf die Teilcheugröße. Ein Bild der Teilchen gibt der 

 Apparat im Gegensatz zum gewöhnlichen Mikroskop nicht. Die Sichtbar- 

 machung der ultramikroskopischen Teilchen beruht nicht auf einer stärkeren 

 Vergrößerung, was schon daraus hervorgeht, daß das Beobachtungsmikro- 

 skop nur ein verhältnismäßig schwaches Objektiv (D) trägt. 



Die Verwertbarkeit der ultraraikroskopischen L^ntersuchung sei an 

 der Hand einiger praktischer Beispiele ihustriert. 



Ultramikroskopische Untersuchung der Milch. A. Krekll 

 und Ä. Xeumann "-) untersuchten zunächst die Milch verschiedener Tiere auf 

 ultramikroskopisch sichtbare Partikelchen. Sie benutzten dabei eine ein- 

 fachere Einrichtung zur Ultramikroskopie (einen von Karl Bcichert in Wien 

 konstruierten Spiegelkondensor 3), die es gestattet, im einfachen mikro- 



^) S. bei R. Zsigmondij sowie bei Schulz und Zsiynioudji. 1. c. S. 286. 



-) ÄJois Kreidl und Alfred Xetonaii» , Ultramikroskiipische Beobachtungen über 

 das Verhalten der Kaseinsuspension in der frischen Milch und bei der Gerinnung. Ptlügcrs 

 Archiv. Bd. 123. S. 523-539 (1908). 



^) Derartige Apparate sind weniger leistungsfähig wie das eigentliche Ultramikro- 

 skop von Sieden fopf und Zsigmondij-^ sie genügen aber für viele Zwecke, wie die zahl- 

 reichen Ergebnisse der oben erwähnten Untersuchung zeigen. Die Firma Zeiss kon- 

 struiert für solche Zwecke einen Wechselkondensor nach Siedentopf zur Dunkelfeldbe- 

 leuchtung durch Abbiendung im Objektiv sowie einen Paraboloidkondensor nach Sieden- 

 topf. Den Strahleugang im Paraboloidkondensor erläutert Fig. 423. Genauere Beschreibung 



