Eleraentaranalyse. 297 



Neuerdings werden von Kempf^){¥iiyA2~i) Glühschiffchen mit quer zur 

 Längsachse gestellten Abteilungen empfohlen, die sich besonders bei der 

 Analyse leicht verpuffender Stoffe, z. B. von Xitrokörpern, sehr gut bewährt 

 haben. Um zu vermeiden, dal) bei der Abwägung der Substanz dieselbe 

 Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, bedient man sich zweckmäßig eines durch 

 Glasstöpsel versclüießbaren Wägeröhrchens (Fig. 428). Das Wägeröhrchen 

 + Schiffchen wird jetzt zur Wägung gebracht, die Substanz eingefüllt und 

 durch erneutes Wägen das Gewicht der Substanzmenge bestimmt. Das 

 Ptöhrchen + Schiffchen wird in den Exsikkator zurückgebracht, der Stöpsel 

 entfernt und so lange getrocknet, bis Gewichtskonstanz eingetreten ist. 



Liegen Substanzen zur Analyse vor, welche Kristallwasser enthalten 

 oder solche, welche das Wasser mit großer Hartnäckigkeit zurückhalten, 

 so nimmt man die Trocknung am besten im luftverdtinnten Räume vor 

 und unterstützt den Trockenprozeß durch Erwärmung. In Fig. 429 ist ein 

 Vakuumtrockenapparat abgebildet, der sich sehr gut bewährt hat. Die an- 

 geschhffene Birne ist mit Phosphorpentoxyd gefüllt und zweckmäßig, um 

 ein Verstäuben zu verhindern, durch Glaswolle verschlossen (Fig. 428). 



Als gebräuchlichste Heizflüssigkeiten dienen: Alkohol (Temperatur 

 ca. 80"), Wasser (100";, Toluol (ca. 1050), Xylol (ca. loO^j, Cumol (ca. 150"). 



Quantitative Bestimmung von C und H nach Liebig. 



Verbrennung im offenen Rohr. 



Vorbereitungen zur Analyse. 



Als Verbrennungsrohr dient ein beiderseits offenes Rohr aus Jenen- 

 ser Glas von 14 — 16mm Durchmesser, das 12 — Ibcm länger ist als der 

 benutzte Ofen. Zunächst werden die scharfen Kanten der Verbrennungs- 

 röhre in der Gebläseflamme 

 abgerundet: die Röhre dann 

 durch Auswischen mit Filtrier- 

 papier oder einem Lappen 



vollständig von Staub und ^ p. ^.^^ 



Feuchtigkeit befreit. Man 

 schiebt dann eine kurze. 



T 



1^=:^=. 



2 — 3 cm lange Spirale aus Kupferdrahtnetz, die nicht zu eng. aber andrerseits 



M Richard Kcmpf, Ein neues Glühscbiffehen für die Elementaranalyse. I'lieni.-Ztg. 

 Bd. 33. S. .00 (1909). 



