•J:ts 



V. Brahm uiul .T. Wetzol. 



im Ilohr nicht leicht lu'weirlich sein darf, sondern etwas federn mulj, etwa öcm 

 tief in das Verbrennnnirsrohr hinein. Sodann füllt man ca. öOnn möüflichst 

 srrobes. stanlifreies Knpferoxvd durcii i'inen Knpfertrichter (Fiü. 4;)0) in die 



Ivöhre ein und verschlielit eben- 

 falls wieder durch eine '2 — 8 cm 

 lan^re Kupferoxydspirale. Hinter 

 diese Kupferoxydschicht schiebt 

 man in das horizontal i>ele,üte Rohr 

 eine oxydierte Kupferdrahtspirale 

 von 12 cm Län^e so weit hinein, 

 daß dieselbe ö cm von der ^lündung 

 entfernt liegt oder mit der ersten 

 Kachel des Ofens abschneidet. Die 

 Kupferdrahtnetzspirale ist um einen 

 dicken Draht «•ewickelt und beider- 

 seits mit einer Öse versehen. Das 

 ^'erbrennunL>•srohr wird durch gut 

 schließende , einfach durchbohrte 

 (iummistopfen von nahezu zylindri- 

 scher Form verschlossen, die einerseits mit den Trockenapparaten, andrer- 

 seits mit einem geraden Chlorcalciumrohr verbunden sind (Fig. 4;>1). Ein 

 zur ('- und H-I5estimniung gefülltes Iiohr ist in Fig. 4;i2 abgebildet. Zur Ver- 

 brennung benötigt man zweier großer Gasometer, die mit Luft bzw. reinem 

 Sauerstoff gefüllt sind. Die Gase werden vor dem p]intritt in die \'erbren- 

 nungsrühre durch mit Kalilauge und Schwefelsäure beschickte Waschflaschen 

 und durch T '-Röhren, die mit Natronkalk und Chlorcalcium gefüllt sind, 

 getrocknet i Fiti-. 4:-U'. ). 



Fig. 43;; 



Absorptionsapparate für Wasser, 



Das zur Absorption des Wassers dienende Chlorcalciumrohr zeigt 

 die in Fig. 4:-i4 dargestellte Form. 



Die Füllung geschieht in nachstehender Weise : Ein ( ilaswollebausch 

 wird in das Rohr eingeführt und durch Ansaugen und plötzliches Öffnen 

 des mit dem Finger verschlossenen Apparates in die kugelförmige Er- 

 weiterung gebracht. Dann wird das Rohr mit gesiebtem gekörntem Chlor- 

 calcium gefüllt und dieses durch einen losen Glaswollepfropfen fixiert. Der 

 offene Schenkel wird durch einen guten Korkstopfen, in welchem sich 

 ein rechtwinklich gebogenes Rohr befindet, verschlossen. Zweckmäßig- 

 überzieht man den Korkstopfen mit einer dünnen Siegellackschicht. Um 

 das Chlorcalciumrohr bequem wägen zu können, wird ein dünner, mit 

 einer Öse versehener Platin- oder Aluminiumdraht angebracht. Sehr 

 zweckmäßig sind auch die von Wetze/ eingeführten ('hlorcalciumröhren, 

 deren Stabilität durch X'erbindung der beiden U-förmigen Schenkel durch 



