Elemeiitaraualvse. 



299 



eine Glasbrücke erhöht ist, wodurch gleichzeitig- auch ein direktes Auf- 

 hängen an der Wage ermöglicht wird (Fig. 435). Bei dieser Art von Chlor- 

 calciuniröhren ist der Verschluß der beiden Schenkel durch Abschmelzen 

 bewirkt. Hierdurch ist die Dichtigkeit der Röhre bedeutend erhöht. Da das 

 Chlorcalcium häufig durch Ätzkalk oder basische Chloride verunreinigt ist. 

 wodurch auch Kohlensäure absorbiert wird und Fehlerquellen in der Analyse 

 entstehen könnten, so leitet man vor der erstmaligen Benutzung i/.. Stunde 

 lang einen langsamen Strom von getrockneter Kohlensäure hindurch. Letztere 

 wird durch trockene Luft wieder verdrängt. Das Chlorcalciumrohr wird 

 beiderseitig durch starkwandige Gummischlauchstückchen , in denen sich 

 kurze, an den Enden rund geschmolzene Glasstäbchen befinden, verschlossen. 

 Sie werden beim Wägen des Rohres entfernt. Es ist sehr empfehlens- 

 wert, mehrere Chlorcalciumrohre in Reserve zu halten. Wenn man dafür 



Fig. 434. Fig. 435. 



Sorge trägt, daß das bei der Verbrennung entstehende Wasser stets durch 

 Herausschleudern oder schwaches Erwärmen und gleichzeitiges Durchleiten 

 von trockener Luft wieder entfernt wird, so kann das Chlorcalciumrohr für 

 eine große Anzahl von Verbrennungen l)enutzt werden. 



Absorptionsapparate für Kohlensäure. 



Zur Absorption der bei der Verbrennung entstehenden Kohlensäure 

 dient der Kaliapparat, ein von Liehig erdachter Glasapparat, der ursprüng- 

 lich nebenstehende Form hatte (Fig. 436). 



Im Laufe der Jahre wurde die Form des Kaliapparates mannig- 

 fach variiert, so von Mitscherlich, de Koninck , Geißler, Classen, Türk, 

 Strohmer, Winkler und anderen (Fig. 437 — 439). 



Am meisten wird heute die Modifikation (Fig. 440) des Kaliapparates 

 nach Geißler-Wetzel benutzt. 



Die von J. Wetzel^) angebrachte Neuerung besteht in drei kleinen 

 beweglichen Glastrichtern, die sich in dem Absorptionsgefäße des Geißler- 

 schen Kaliapparates befinden. Die Wirkung derselben ist derartig, daß 



M ./. Wetzel , i'ber eine Verbesserung am (rrifiloschen Kaliapparat. Ber. der 

 Deutschen ehem. Gesellschaft. Jg. 33. S. 3393—3394 (1900). 



