:\(M) 



( . Hr all 111 tiiid .1. Wi'tzol. 



5 — 10 (Jasblasen von ihnen zurücktiehaltcn werden, um sich zu einer 

 irrößeren lilase zu voreinitren und erst dann in das niiciistc Absorptions- 

 irefär> üherzuireheu. Das ("las wird dadurch iiezwunuen. eine wesentlich längere 

 Zeit mit der Kalilauire in Herührunii' zu bleiben. 



[las Füllen des Kaliapparates jieschieht mit 40%iuer Kalilauge 

 < L' Teile K( )H + .H Teile destilliertes Wasser). Man bringt den einen Schenkel 

 des Apparates in die in einem 8chälchen befindliche Kalilauge und saugt 



Fig. 436. Ficr. 437. 



am anderen f]nde an. Um zu verhindern, dab Lauge in den Mund gelangt, 

 wird zweckmäßig eine leere Waschflasche eingeschaltet. Die drei unteren 

 Kugeln werden V4 mit Lauge gefüllt, dann wird das Rohr, das in die 

 Kalilauge eintauchte, gereinigt, indem man es mehrfach mit Stückchen 

 zusammengerolltem Filtrierpapier ab- und auswischt, im übrigen wird der 

 ganze Apparat auf das sorgiältigste gereinigt. Ebenso wie das Chlorcalcium- 

 rohr wird auch der gefüllte Kaliapparat verschlossen. 



Bevor die Absorptionsapparate 

 gewogen werden, sind sie mindestens 



^ ^ ^^ . ^ ^/ ^^^^^ Stunde im Wägezimmer zu be- 



'^ C^^^ // \ lassen. Ein Abwischen der Apparate 



(t ■ ( ^^ i ir ' \ ^"^^^ ^'^^ ^^^ Wägung ist zu vermeiden, 



A i v.^n '"^""^T' T ^1'^ 6S zu Fehlern Veranlassung gibt. 



^~ ' ' Nach zwei bis drei \'erbrennungen ist 



der Kahapparat neu zu füllen. 



Das Chlorcalciumrohr wird mittelst 

 des an der Kugelseite befindlichen 

 Ansatzröhrchens mit der ^'erbrennungs- 

 röhre derart verbunden, daß das Ende 

 des Glasröhrchens nur ganz wenig 

 i2nnn) aus dem Kautschukstopfen herausragt. Durch ein 4 — 5 cm langes 

 Stück Kapillarschlauch wird das Chlorcalciumrohr mit dem zur Kohlen- 

 säurealisorption bestimmten Kahapparat (ilas an Glas verbunden. An den 

 Kahapparat schließt sich noch ein liöhrchen an, welches mit gleichen Teilen 

 von frisch ausgeglühtem Natronkalk und ('hlorcalcium gefüllt ist. Es ist mit 

 dem Kaliapparat entweder durch einen Schliff oder vermittelst eines kurzen 

 Schlauches verbunden. P.ei der Ausführung einer \'erbrennung wird mit diesem 



Fig. 440. 



