Ellementaranalyse. 



301 



Trockenröhrchen ein üorades, imgewogenes Chlorcalciunirohr durch einen 

 längeren Schlauch verl)unden. An Stelle des Kaliapparates werden auch 

 Natronkalkröhren benutzt. Es werden zweckmällig zwei U-förmige Röhren 

 hintereinander geschaltet, jedoch bedarf man in diesem Falle eines kleinen 

 Blasenziihlapparates, um die Schnelligkeit des Gasstromes beurteilen zu 

 können. Derselbe besteht aus einem U-förmig gebogenen Glasrohr mit ein- 

 geblasener Kugel (Fig. 441 ) und ist mit einigen Tropfen Schwefelsäure be- 

 schickt, durch welche die (iasblasen hindurchstreichen müssen. Der Blasen- 

 zählapparat wird zwischen den C'hlorcalciumapparat und die beiden Xatron- 

 kalkröhren eingeschaltet. Neuerdings werden die Natronkalkröhren gleich 

 mit angeschmolzenem lUasenzähler verwendet i) (Fig. 442j. 



Was die AVahl des Verbrennungsofens angeht, so sind die meist 

 benutzten Typen, nsich Glaser'-), Erlenmeyer ^), Volliard*), Fuchs % KekuU 

 und Anschütz^i ziemlich gleichwertig, doch ist der Gasverbrauch bei dem 

 Volhard?>Q\\^Yi Ofen am geringsten (Fig. 443). 



Seit einiger Zeit kommt auch ein elektrisch geheizter Verbrennungs- 

 ofen nach Heraeus'') in Gebrauch (Fig. 444). 



Fig. 441. 



Fig. 442. 



Er besteht im wesentlichen aus zwei voneinander unabhängigen, 

 mit Rollen auf einer Schhtteubahn leicht verschiebbaren, verschieden 

 langen Röhrenöfen. Durch beide Öfen ist eine leicht auswechselbare Nickel- 

 rinne frei durchgeführt, auf welcher das Verbrennungsrohr liegt und dieses 



') W. G. Schaposchiükoß', Trockenabsorptiousröhren für die organische Elemeutar- 

 analyse. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 607 (1902). 



-) Carl Glaser, Über einen neuen Gasofen zur Elementaraualyse. Snpplementbände 

 zu Liebiffs Anualeu. Bd. 7. S.213 (1869). 



^) Emil Erlen mei/er, Über einige Abänderungen an dem Verbrennungsofen mit 

 Bunsenschen Lampen und von Bahoschem Gestell. Liebigs Annalen. Bd. 139. S. 70 (1866). 



*) Volharcl, Verbesserte Laboratoriumsapparate. Liebie/s Annalen. Bd. 284. S. 233 

 (1894). 



'") Frif: Fuchs, Ein neuer Verbrennungsofen. Ber. d. Deutsch, ehem. XTCsellsch. 

 Jg. 25. S.2723 (1892). 



*) Aufiusf Kekule und Richard Anschütz, Über einige zweckmäßige Apparate. 

 Liebiffs Annalen. Bd. 228. S. 301 (1885). 



") Heraeus, Der elektrische \'erbrennungsofen System Heraeus. Pliarm.-Ztg. Bd. 50. 

 S. 218— 219 (10051. 



