no4 



C. Bralim uml J. Wctzcl. 



SchiftVheii wird zweckmäüiji- aiit einen 

 Stanniol ülu-r/ogonon Koiiron im FAsikl 

 des NerhnMinnniisrolires . der die Sub- 

 stanz anfnininit. erkaltet ist, füiit man 

 in der oben beschriebenen Weise zn- 

 erst die Absorptionsai)i)arate an. nimmt 

 die oxydierte Knpferspirale herans, 

 bringt letztere, damit von ihr kein 

 Wasser anirezogen wird, in ein trockenes 

 Rea'renzi'las und schiebt nun das die 

 Sul)stanz enthaltende Schiffchen bis auf 

 4 <')n vor das Kupferoxyd , brinjit die 

 Kupferoxydspirale wieder bis auf 4 cm 

 an das Schiffchen heran und verbindet 

 wieder mit den Trockenapparaten. Die 

 Anordnung eines mit den Trocken- 

 apparaten und den Absorptionsappa- 

 raten verbundenen Verbrennungsrohres 

 ist aus der nachstehenden Abbildung 

 (Fig. 445) ersichtlich. 



Jetzt wird der Apparat bei ge- 

 schlossenem Quetschhahn in nach- 

 stehender Weise auf seine Dichtigkeit 

 gepinift. Man saugt vermittelst des vor- 

 gelegten geraden Chlorcalciumrohres 

 mit dem Munde eine kleine Quantität 

 Luft aus dem zusammengefügten Appa- 

 rate heraus. Beim Aufhören des Saugens 

 steigt aus dem Kaliapparat eine kleine 

 Menge Kalilauge in die größere Kugel. 

 Sobald dieser Stand der Kalilauge eine 

 Zeitlang unverändert bestehen bleibt, 

 ist der Apparat dicht. Sinkt dagegen 

 der Spiegel der Kalilauge nach kurzer 

 Zeit wieder zurück, so dringt entweder 

 durch die Gummistopfen oder die Kaut- 

 schukverbindungsstücke Luft in den 

 Apparat ein. Sie müssen in diesem 

 Falle erneuert werden. Haben sich alle 

 Apparate als dicht schließend er- 

 wiesen, so leitet man zunächst einen 

 langsamen Luftstrom durch das Rohr, 

 dessen Tempo so reguliert ist, daß 

 während der ganzen Dauer der Verbrennung 



entsprechend ausgehöhlten, mit 

 itor aufbewaiirt. Sobald der Teil 



\:;-""'^i| 



2—3 Blasen pro Sekunde durch 

 den Kaliapparat streichen. Es empfiehlt sich, zunächst die Substanz mit einer 



