Elementaranalyse. 



313 



Das Abwägen der getrockneten Substanz geschieht in einem ca. 20 cm 

 langen Mischrohr mit eingeschüffenem Stöpsel (Fig. 455). Um das zumFüUen der 

 Röhre benötigte frisch ausgeglühte Kupferoxyd (körniges und pulverförmiges) 

 erkalten zu lassen, füllt man dasselbe noch heiß in eine Kupferoxydbirue und 

 verschUeßt dieselbe mit einem durchbohrten Stopfen, in den ein Chlorcalcium- 

 rohr eingefügt ist. Das Fiülen der ausgeglühten Röhre geschieht in nachstehen- 

 der Weise. Man schiebt zuerst eine bcm lange, ausgeglühte Kupferspirale bis an 

 das Ende der Röhre, füllt dann eine 10 — 12 cm lange Schicht grobes Kupfer- 



S^N^» 



oxyd auf. Dann gibt man etwas feines Kupferoxyd und die mit letzterem 

 in dem ]\lischröhrchen sorgfältig durchgemischte Substanz hinzu. Die^Iischung 

 kann auch iui Rohre vermittelst des ]\Iischdrahtes geschehen. Die Röhre 

 wird dann mit körnigem Kupferoxyd aufgefüllt und eine ausgeglühte 

 Kupferspirale vorgelegt. Man vergesse nicht, auch hierbei durch Aufklopfen 

 auf einen Holztisch eine Rinne in dem Kupferoxyd herzustellen. In der 

 gewöhnlichen Weise werden die Absorptionsapparate vorgelegt und die 

 Verbrennung langsam, von vorne nach hinten fortschreitend, ausgeführt. 

 Bevor man zur Erhitzung der Substanz schreitet, muß auch das 

 dem Bajonett benachbarte Kupferoxyd zum Glühen erhitzt sein, um 6 

 auch nach rückwärts ziehende Destillationsprodukte zu verbrennen. 

 Wenn die ganze Röhre glüht und die Gasentwicklung ziemlich 

 nachgelassen hat, läßt man das hintere Ende der Röhre so weit 

 erkalten, daß man die Spitze anfassen kann und schiebt einen 

 starkwandigen Gummischlauch darüber, der mit dem Trocken- 

 apparat bzw. den Gasometern in Verbindung steht, schaltet zuvor 

 einen laugsamen Sauerstoff ström ein und bricht dann in dem 

 Schlauche die Spitze der A'erbrennungsröhre ab. beendet die \^y- 

 brenuung in einem laugsamen Sauerstoffstrome und verdrängt |j 



schließlich den Sauerstoff wieder durch einen langsamen Luftstrom. ^^ 

 Auf eine neue Methode der Elementaranalyse durch elektrische j. j^ ^-^^ 

 Erhitzung nach Carrasco-Plancher ^ ) sei hier nur kurz hingewiesen. 

 Dieselbe beruht darauf, daß man das Verbrennungsrohr nicht A^on außen, son- 

 dern von innen durch den elektrischen Strom erhitzt, wol)ei die sonstigen Ab- 

 sorptionsapparate unverändert beibehalten werden können. In das Verbren- 

 nungsrohr, dessen eines Ende etwas aufgeblasen ist. bringt man gepulvertes 



M Oreste Carrasco, Über eine neue Methode zur Elemeutaranalyse der organi- 

 schen Substanzen. Atti R. Accad. dei Lincei Roma. [5.] Vol. 14. II. p. 608—612 (1905). 

 — Oreste Carrasco und Ginseppe Plancher, Xeue Methode zur Bestimmung des Kohlen- 

 stoffs und Wasserstoffs in organischen Substanzen durch Glühen und Elektrizität. Atti 

 R. Accad. dei Lincei Roma. [5.] Vol. 14. IL p. 613—618 (1905). 



