;^22 ^ ■ Bi';iii"i "»«i •^- ^Votzcl. 



llaiitU'lt OS sich um die VcMhrciiiiuiii: von solir scIiwcm- vcibrciiulichen 

 Suhstau/oii. dio sehr loiclit eine stickstot'fhaltiiie Kohle hintcrhissen. so fiiiit 

 man zwockmäüiix beim Mischen der Substanz mit dem feinen Kupferoxyd 

 letzterem unirefähr lö — 20 //schwach aus<>et>lühtes. fein iicpulvertes IMei- 

 chromat hinzu. 



An Stehe (h^s eben beschii('l)enen offenen Verbrennun<>-srohres wird 

 auch ein an einem Eiuh^ rund zugeschmolzenes Kohr benutzt und in 

 nachstehender AVeise iiefüllt. Zuerst bringt man eine 10 — 12 cm lange 

 Schicht von Natriumbikarbonat oder Magnesit in die Röhre, fügt eine 

 ausgeglühte, etwa 2 cm lange Kupferspirale ein, füllt ca. 8 — 10 cm grobes 

 Kupferoxyd und eine kleine Schicht feines Kupferoxyd hinzu. Dann folgt 

 wieder das Gemenge aus feinem Kupferoxyd und der Substanz, etwa 20 cm, 

 dann eine HO cm lange Schicht von grobem Kupferoxyd und schließlich 

 die reduzierte Kupferspirale. Der Rest des Rohres bleibt frei. Durch vor- 

 sichtiges Aufklopfen wird in dem P>ikarbonat und feinen Kupferoxyd ein 

 Kanal geklopft und die Röhre mit Hilfe eines Kautschukstopfens mit dem 

 Azotometer verbunden. Der Verbrennungsofen steht etwas geneigt, um dem 

 aus dem Bikarbonat oder Magnesit entwickelten "Wasser freien Abzug zu 

 gestatten. Zu Reginn der Verbrennung entwickelt man durch vorsichtiges 

 Erhitzen des Bikarbonats einen langsamen Kohlensäurestrom und führt im 

 übrigen die Verbrennung, wie oben geschildert, zu Ende. 



Das Verbrennungsrohr läßt man langsam erkalten, entfernt die Kupfer- 

 spirale, bringt das gesamte Kupferoxyd in eine Reibschale, zerdrückt das 

 pulverförmige Kupferoxyd und trennt das grobe von dem feinen durch 

 Sieben. Beide Kupferoxyde werden in einem Nickeltiegel ausgeglüht und 

 in den zugehörigen Kupferoxydbirnen aufbewahrt. 



Die im Azotometer befindliche Kalilauge wiid nur zweimal benutzt, 

 und der Apparat immer entleert, um die Kautschukschläuche zu schonen. 



Berechnung. 



Aus dem Volum Vt des Stickstoffs, dem Barometerstand p und der 

 Spannung s der Kalilauge bei der Temperatur t der umgebenden Luft 

 kann man das A'olumen Vo bei 0" und 700 w?j? Druck berechnen. 



,, _ Vtfp-s) 



\ o 



760 (1-h 0-003665 1) 



Durch Multiplikation des Ausdrucks für \o mit der Zahl für das 

 Grammgewicht von 1 cm^ Stickstoff bei 0" und 760 mm mit 0'0012562 

 findet man das Gewicht G des Stickstoffvolumens in Gramm 



woraus sich der Prozentgehalt der analysierten Verbindung an Stickstoff 

 berechnen läßt. 



