Die vereinfachte P^lementaranalyse. '325 



Alle diese Übelstäncle vermeidet man, wenn man die Verbrennung- 

 im Sauerstoffstrome mit einem an sieh unveränderlichen und unflüchtigen 

 Katalysator, der aber die vollständige ^'erbrennung des Kolilenstoffes zu 

 Kohlendioxyd gewährleistet, vornimmt. 



Bei der Methode der „vereinfachten Elementaranalyse", die bis jetzt 

 noch bei keinem organischen Stoffe versagt hat, dient als Katalysator 

 entweder sogenannter Platinquarz, d. i. poröser Quarz, der mit einer dünnen 

 Haut reinen Platins überzogen ist i), oder noch einfacher ein Stück zusammen- 

 gerollten dünnen Platinblechs oder ein aus dünnem Platinblech zusammen- 

 geschweiiMer sogenannter Kontaktstern. 2) Für die vollständige Verbrennung 

 ist notwendig, dali die Dämpfe des zu verl)rennenden Stoffes immer 

 mit einer zur völligen Verbrennung mehr als ausreichenden Menge, d. h. 

 mit überschüssigem Sauerstoff gemischt, über den rotglühenden Kataly- 

 sator geführt werden. 



Da es namentlich bei leicht flüchtigen und leicht zersetzlichen Stoffen 

 manchmal schwierig ist, die ohne weiteres in das Rohr eingeschobene 

 Substanz so gleichmäßig zu vergasen, daß der darüber hinstreichende Sauer- 

 stoff niemals zu viel verbrennliche Dämpfe mitnimmt, so daß Sauerstoff- 

 mangel eintritt, so wurde der Sauerstoff ström in einen leicht regulier- 

 baren über die Substanz hinwegstreichenden Vergasungs ström und in den 

 eigentlichen Verbrenn ungs Strom geteilt. Außer Kohlensäure und Wasser- 

 dampf werden bei stickstoffhaltigen Stoffen auch Oxyde des Stickstoffs, 

 in letzter Linie immer Stickstoffdioxyd gebildet, das natürlich nicht in die 

 Absorptionsapparate gelangen darf. Es wird im vorderen Teile des Ver- 

 brennungrohrs durch mennigehaltiges^) Bleisuperoxyd festgehalten, das 

 dm'chaus nicht, wie man früher annahm, das ganze llohr auszufüllen 

 braucht; es genügen vielmehr wenige Gramm, die in geeigneten Porzellan- 

 schiffchen in das Piohr eingeschoben werden. Da das Bleisuperoxyd in 

 gleicher Weise bei der Verbrennung schwefel- und halogenhaltiger Stoffe 

 diese Elemente quantitativ zurückhält und da sie sich aus dem Blei- 

 superoxyd durch geeignete Lösungsmittel wieder ausziehen lassen, so kann 

 mit der Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff auch die von Schwefel. 

 Chlor und Brom verbunden werden. Nur Jod macht eine Ausnahme, hier 

 erreicht man jedoch mit Silber denselben Zweck. 



Da während der ganzen Verbrennung ein sehr schneUer Gasstrom 

 durch den Apparat streicht, so genügen namentlich für ein sicheres Fest- 

 halten der Kohlensäure die gewöhnlichen Kaliapparate usw. nicht. Es sind 

 daher besondere Absorptionsapparate nötig, die außerdem so gewählt sind, 

 daß eine Füllung für eine große Zahl von Verbrennungen ausreicht; sie 

 können daher dauernd mit Sauerstoff gefiült bleuten und auch so gewogen 

 werden. Das zeitraubende Verdrängen des Sauerstoffs durch Luft fällt 



') Siehe Anleitung-. S. 16. 



') Käuflich bei W. C. Heraeus, Hanau. 



3) S. M. Denustedt und F. Haßler, Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 133. 1909. 



