Die vereinfachte p]lementaranalvse. 



327 



man in die Einschnürung einen Icleinen Glastrichter, dessen Rohr natürlich 

 nicht in die Schwefelsäure tauchen darf. In den Trichter selbst gibt man 

 etwas Watte oder Glaswolle, um zu bewirken, daß umgekehrt kein Natron- 

 kalk in die Schwefelsäure fallen kann. Der Sauerstoff wird also in diesem 

 Turme getrocknet und von Kohlensäure befreit. Die obere Öffnung des 

 Trockenturmes ist mit einem Gummistopfen, der noch besonders durch 

 eine Messingklammer festgehalten wird, geschlossen. In der Durchbohrung 

 dieses Stopfens sitzt ein knieförmiges Glasrohr und daran mit kurzem 

 Gummischlauch ein Gabelstück, von dem aus zwei Gummischläuche mit 

 Quetschhähnen zu der Vorrichtung für die doppelte Sauerstoffzuleitung 

 führen. Diese Vorrichtung ist in Fig. 461 schematiseh dargestellt. 



Sie besteht aus einem etwa 1cm weiten und etwa 18 «n langen 

 Rohre aus schwer schmelzbarem Jenaer Glase, an das sich ein ebenfalls 

 schwer schmelzbares Kapillarrohr von etwa 22 cm Länge anschließt. Über 

 das Kapillarrohr ist ein etwas weiteres T-Iiohr aus gewöhnlichem Glase 

 gezogen, das an der einen Seite den Gummistopfen trägt, mit dem die 

 ganze Vorrichtung in das Verbrennungsrohr eingesetzt wird. Auf der an- 



Fig.46: 



deren Seite wird Kapillare und T-Rohr mit einem Stück Gummischlauch 

 fest verbunden, der aber über die Kapillare hinausragt und hier einen 

 kleinen mit wenigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure gefüllten Blasen- 

 zähler aufnimmt, der Glas an Glas das Kapillarrohr berührt. Der Blasen- 

 zähler ist so eingerichtet, daß ihn das Gas nur in ganz kleinen Blasen 

 passiert, und daß selbst bei starkem Strome keine Schwefelsäure mit- 

 gerissen wird. An den seitlichen Ansatz des T-Rohres wird mit einem 

 Gummistopfen ein Chlorcalciumrohr angefügt. Blasenzähler und Chlor- 

 calciumrohr sind, wie schon beschrieben, mit dem am Trockenturme sitzen- 

 den Gabelrohr verbunden. Die Gummischläuche sind deshalb so lang ge- 

 wählt, damit sich die ganze Vorrichtung bequem in das Verbrennungsrohr 

 einsetzen und wieder herausziehen läßt. Da Gummischläuche Feuchtigkeit 

 aus der Luft aufnehmen, sind die Trockenvorrichtungen unmittelbar vor 

 dem Verbrennungsrohr durchaus unentbehrlich. Der durch den Blasenzähler 

 gehende innere Sauerstoffstrom tritt durch die Kapillare in den weiten 

 Teil des Einsatzrohres, wo sich die zu verbrennende Substanz in einem 

 Porzellanschiffchen befindet, dann in das Verbrennungsrohr; er nimmt in 

 regulierbarer Weise die Dämpfe der zu verbrennenden Substanz mit — 



