Die vereinfachte Elementaraiialyse. 329 



320"^ erAvärnit. Wird der Apparat auf einen gewöhnlichen Arbeitstisch 

 gestellt, so ist die Tischplatte am besten durch ein gewöhnliches Brett, 

 das man auf zwei Ziegelsteinen hohl legt, vor strahlender Wärme zu 

 schützen. An das Verbrennungsrohr werden vorn die Absorptionsapparate 

 angehängt, die von einem geeigneten Gestell getragen werden. Zunächst 

 mit gut schließendem Gummistopfen, der einmal bei 100<* getrocknet und 

 dann immer im Exsikkator aufl)ewahrt wird, das IMörmige Chlorcalcium- 

 rohr ; es wird in der Ruhe mit gut eingeriebenen, schwach eingefetteten, 

 auf dichten Schluß zu prüfenden Glasstöpseln verschlossen gehalten. Auch 

 das mit Kugel versehene Ansatzrohr hat am besten, damit beim Auf- 

 bewahren kein Wasser verdunsten kann, ein eingeriebenes Glasstöpselchen, 

 das während der ^'erbrennung. um es nicht zu verlieren, vorn in das Ver- 

 brennungsrohr gelegt wird. 



Beim Fiülen des Chlorcalciumrohres sind die Öffnungen zu den Ansatz- 

 röhren von innen mit kleinen Wattepfropfen zu verschließen, damit 

 kein Chlorcalcium in diese Röhre hineinstäul)en kann. Sie werden natürlich 

 nach beendetem FüUen wieder entfernt. Man überzeuge sich mit der Lupe, 

 daß in den Ansatzröhren auch keine Spur von Chlorcalcium liege. Der dem 

 Verbrennungsrohr zugewandte Schenkel wird nur zu % gefüllt, man gibt 

 darauf einen kleinen Wattepfropf und darüber noch einige grobe Stücke 

 Chlorcalcium mit etwas Watte durchsetzt, auf diese ^Aieder einen AVatte- 

 pfropf. Die Hauptmenge des dampfförmig mitgerissenen Wassers wird von 

 diesem gesondert liegenden Chlorcalcium festgehalten: sobald es zu zer- 

 fließen anfängt, wird es erneuert. Man braucht dann den übrigen Teil 

 des Rohrs kaum je neu zu füllen. Das gewöhnliche gekörnte Chlorcalcium 

 des Handels ist manchmal so feucht, daß ein trockener Luftstrom daraus 

 W^asser mit fortnimmt : man prüft das Chlorcalcium und trocknet es gleich- 

 zeitig, indem man es in einem weiten Reagenzglase über freier Flamme 

 vorsichtig erhitzt; man erkennt dabei zu große Feuchtigkeit an dem 

 AVasser, das sich an den kalten AAltnden des Reagenzglases niederschlägt : 

 man setzt das Erwärmen mit einiger A'orsicht fort, l)is keine AVasserdämpfe 

 mehr auftreten. Für den Trockenturm und das kleine Chlorcalciumrohr an 

 der doppelten Sauerstoffzuführung ist das Chlorcalcium dann genügend 

 vorbereitet, für das gewogene Chlorcalciumrohr muß es noch mit Kohlen- 

 säure behandelt werden, um den etwa gebildeten Ätzkalk in Calciumkarbonat 

 umzusetzen. Alan leitet einige Zeit Kohlensäure hindurch und ersetzt diese 

 wieder durch Sauerstoff, bis vorgelegtes Barytwasser nicht mehr getrübt wird. 



Die bei der A'erbrennung gebildete Kohlensäure wird durch Natron- 

 kalk absorbiert. A'on den verschiedensten Apparaten haben sich die in 

 Fig. 463 und 464 abgebildeten, die eine die sogenannte ,.Ente-\ die andere 

 der ..Stempel", ganz besonders bewährt. Die innere Einrichtung ist aus 

 den Figuren ersichtlich. Die Füllung des Natronkalkapparats wird mit den- 

 selben A'orsichtsmaßregeln vorgenommen, wie die Füllung des Chlorcalcium- 

 rohrs. Der käufliche Natronkalk ist meist zu trocken und absorbiert dann 

 schlecht Kohlensäure, die FüUung scheint dann nach wenigen Verbren- 



