Die vereinfachte Elementaranalyse. 3oo 



wenn sich hierbei sehr schwer flüchtig-e Dämpfe biklen, so kondensieren 

 sie sich nicht wieder an den inneren Wänden des Einsatzrohrs, weil dessen 

 vorderes Ende sehr heiß wird. Eine solche Kondensation ist auch möglichst 

 zu vermeiden, weil die am oberen inneren Rande des Rohres verdichtete 

 Flüssigkeit oft plötzlich nach unten fließt, hier mit dem heißesten Teile 

 des Rohrs in Berührung- kommt und sehr plötzlich verdampft; es kann 

 dann unverbrannte Substanz über den Kontaktstern gehen und die Analyse 

 ist verloren. Bei einiger Aufmerksamkeit wird das jedoch leicht vermieden. 



Allmählich geht man mit der ^>rbrennungsflamme so weit wie möglich 

 zurück, jedoch nur so weit, daß das hintere Ende des Kontaktsterns noch 

 immer im Glühen bleibt, mit den Dächern aber geht man so weit zurück, 

 daß schliel)lich auch das ganze Einsatzrohr überdeckt ist. Erlahmt nun die 

 \'erbrennung, dann kommt man von hinten mit der ^'ergasungsflamme zu 

 Hilfe, bis schließlich die Substanz verflüchtigt oder verkohlt ist, dann wird 

 der innere Sauerstoffstrom verstärkt, der äußere gemäßigt und von hinten 

 nach vorn, indem man auch auf die Vergasungsflamme einen Spalt auf- 

 setzt, durchgeglüht; in sehr kurzer Zeit ist die abgeschiedene Kohle voll- 

 ständig verbrannt. Man sieht, daß sich die Geschwindigkeit des Verfahrens 

 auch nach der Flüchtigkeit der Substanz richtet, man muß nur dabei, was 

 sich durch einige Übung rasch erlernt, dafür sorgen, daß die Vergasung 

 in keinem Augenblicke zu schnell geht, so daß etwa Sauerstoffmangel ein- 

 tritt. Oft läßt sich eine solche dem Mißglücken nahe Verbrennung noch 

 durch besondere Verstärkung des äußeren Sauerstoffstroms retten. 



Der AirEänger lege keinen Wert darauf, schnell zu verbrennen, erst 

 v:er sich einige Übung erworben hat, kann auch auf größte Geschwindig- 

 keit hinarbeiten. Im allgemeinen bringt auch diese keinen ^'orteil, weil 

 man dann neben dem Apparate stehen bleil)en muß. während man sonst 

 durch eine \'erbrennung an seinen anderen Laboratoriumsarbeiten wenig 

 gehindert ^Aird: man hat sich nur von Zeit zu Zeit von dem richtigen 

 Gange des Sauerstoffstroms zu überzeugen und die Flammen, wie beschrieben, 

 zu verschieben. 



Ist alle Kohle verbrannt, so läßt man im langsamen Sauerstoff- 

 strom erkalten, spannt die Absorptionsapparate ab, die am besten in 

 einem gleichmäßig temperierten Raum aufbewahrt und erst am nächsten 

 Morgen bei derselben Temperatur wie A^or der Verbrennung gewogen 

 werden. Annähernd das gleiche Gewicht erhält man, wenn man die AVägung 

 nach etwa 1 Stunde vornimmt. Für genaue Analysen ist das erste Ver- 

 fahren vorzuziehen, auf jeden Fall sind die Wägungen am nächsten Morgen 

 zu kontrollieren. Das Verbrennungsrohr ist alsbald für eine neue Ver- 

 brennung fertig. Man bewahrt am besten den ganzen Apparat ohne Ab- 

 sorptionsapparate zusammengesetzt auf und schließt das vordere Ende mit 

 einem Chlorcalciumrohr ab, weil das an dem T-Stück der doppelten Zu- 

 leitung sitzende Chlorcalciumrohr sonst leicht Wasser aufnimmt. Findet 

 man bei seinen Analysen dauernd zu viel Wasser, was sich durch einen 

 blinden A'ersuch leicht erweisen läßt, so liegt das gewöhnlich an diesem 



