^;;>),^ M. I> 11 11 st (Mit. 



Schiffchen hcr.-uisnt'hnicii das Itohr natürlich sdtort wicdci- schlicricu 

 und das Schiffchen in eine fhndie (dasschale stehen, in die man (hinn. 

 nicht in das Schiffchen, etwas verdünnte Salzsäure iziht. Die Säure driniit 

 von aulUMi in das Schiffchen, hiuiit die Thosphorsäure aus. während die 

 davon frei irewordenen Kohlepartikeh-hen in (h^n Schiffchen liei>en hk^lien. 

 Das vorsichtii;- bei etwa liH)" tietrocknete Schiffchen wird wieder in das 

 Verbrennunusndir einiicführt und die Verhrennunii heen(k't. 



Der oru-anisch iiehunden i>ewesene Phosphor wird nicht vollständig' 

 in der Asche iiefunden. lälit sich also darin nicht quantitativ hestininien. 



7. Die Bestimmung des Stickstoffs. 



Der physioloiiischc ("heniiker wird im allgemeinen die K}eldahhc\\e 

 Methode der Stickstoffhestimmunii' hevorzuiien. Han(k'lt es sich aber um 

 schwer darstellbare Stoffe, die in iienüi>ender Iieinheit nur in ^erinfier Menge 

 zur \erfüi>unij- stehen, so dali an Material gespart werden muli dann wird 

 er zu dem bewährten Dumas^chon \'ei-fahren zurückkehi'en. das auch mit 

 kleinen Stoffmeniien genaue Resultate gibt. 



Auch für das Dumas^^vhe Verfahren können die vielflammigen \>r- 

 brennungsöfen als veraltet gelten, man kommt mit dem S. o26 beschriebenen 

 (iestell mid mit 4 guten Dunsen- oder Teklubi-ennern vollkommen aus. De- 

 sondei's bewährt hat sich das schon auf S. ;V2^ beschriebene Universal- 

 gestell. das für die Stickstoffbestimnmng hergerichtet Fig. 466 wiedergibt. 



Das elienfalls 86 cm lange Verbrennungsrohr ist wie folgt beschickt: 

 Die Füllung beginnt mit einem 20 cm langen zusammengerollten Kupfer- 

 drahtnetz, das vom Stopfen 8 cm entfernt bleibt, es folgt ein kurzer 

 Pfropfen aus oxydiertem Kupferdrahtnetz, darauf eine 28 cm lange Schicht 

 von grobem Kupferoxyd, mit einem zweiten Drahtnetzpfropfen festgehalten. 

 Die nächstfolgenden 18 cm dienen zur Aufnahme der Substanz, die man 

 entweder mit feinem Kupferoxyd nach Mitscherlichs ^'el•fahren mit dem 

 Mischdrahte mischt, oder die man in einem leicht selbst anzufertigenden 

 Schiffchen aus Kupferblech') abwägt und mit feinem Kupferoxyd gemischt 

 in das Piohr einschiebt. Es folgt noch eine 10 cm lange Holle aus oxy- 

 diertem Kupferdrahtnetz. 



Das SchiffschQ Azotometer mit Trichteransatz trägt ein besonders 

 geknicktes Gaszuleitungsrohr, wodurch ein Zurücksteigen der Kalilauge in 

 das Verbrennungsrohi' erschwert wird. Außerdem empfiehlt es sich, zwischen 

 .V;iotometer und ^'erbrennungsrohr ein Piückschlagventil einzuschalten; man 

 kann dann auch wohl mal die Verbrennung sich selbst ül)erlassen, ohne 

 ein Miligeschick durch Zurücksteigen dei- Lauge befürchten zu müssen. 



Die Kohlensäure zur Verdrängung der Luft vor Beginn der Ver- 

 brennung und des Stickstoffs zum Schlüsse wird am besten aus Natrium- 

 bikarbonat in einem besonderen, nicht zu kurz und eng gewählten Rohre 

 mit einer kleinen Flamme vorgenommen. Den vorderen Teil dieses Rohrs 



*) S. 3/. JJennstedt, Anleitung zur vereinfachten Elementaranalyse, S. 



