Bestimmung des Stickstoffs nach der Methode von Kjehlal 



:Uö 



schleunigt Anrd. Der Apparat (Fiii". 476) ist 42 cm hoch, die Fiiiiplatte niilJt 

 44"5 X 22*5 cm. ^'ier Jeiieiiser Aufschhilikolben von 200—350 cm^ Inhalt 

 werden an der um die Läni>'.sachse drehbaren p]isenspani^e a durch die 

 federnden, im Scharnier drehliaren Büiiel h mit Hilfe der Schraul^en <• 

 befestigt. Die Spange a wird durch die mit Elxzenter versehene Rolle d 

 hin und her bewegt; der Stift e gestattet ein Öffnen des Gelenkes zum 

 Zwecke des Auflegens der Transmissionsschnur auf die' Rolle, die durch 

 einen kleinen Elektromotor oder eine Wasserturbine getrieben wird. 



\erfügt man nicht über einen guten Abzug, um die beim Aufschlub 

 sich entwickelnden schwefligsauren Gase zu entfernen, so kann man sich 



des Vogtherriichen Apparates bedienen. i) Bei diesem trägt ein Jenenser 

 Kolben von 500 cm^ Inhalt eine luftdicht eingeschliffene (xlocke, die in eine 

 Destillationsröhre ausläuft (Fig. 477). Diese ist nochmals senkrecht nach 

 abwärts gebogen und mündet in ein kreisförmig erweitertes Absorptions- 

 rohr, dessen unteres offenes Ende in die ^'orlage, die Natronlauge enthält, 

 taucht. Das beim wie üblich ausgeführten Aufschluß entweichende Schwefel- 

 dioxvd wird von der Xatronlauee zu Xatriumsulfit und Natriumbisulfit 



') M. Vogtherr, Ein neuer Kjeldahlapparat. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 988 (1903). 



