;;7^ Hans Aroii. 



Porzollantioirol zu oiintz(Mi. bis sio vorl)roinit. doch ciiipficlilt es sich, auch 

 hier im iiroßen niul ganzen dieselben Ixeiiehi anzuweiuhMi . wie bei der 

 (piantitativen Analyse, wenn man sich auch vieles einfacher nnd leichter 

 machen dai"f. Bleibt bei dem P^rhitzen einer Snbstanz auf dem l'latinblech 

 kein Hiick stand, so schließt das nicht ans, dalj in der Snbstanz minerali- 

 sche Elemente in soi>enannter organischer Bindnng vorhanden waren, z. B. 

 C'l. r. S. aber von einem ..Aschegehalt" sprechen wir in diesem Falle nicht. 

 Die Veraschnng znm Zwecke der qnantitativen Analyse wird am 

 besten in einer Schale oder einem Tiegel aus Platin vorgenommen. Je- 

 doch muß man beachten, daß auch dieses Metall keineswegs so unan- 

 greifbar ist, als gemeinhin geglaubt wird. DalJ Salpetersäure (Königs- 

 wasser) Platin löst, ist ja wohl bekannt (man hat sich deshalb auch davor 

 zu hüten, z. B. ein Nitrat mit Hilfe von Salzsäure in einei- Platinschale 

 zu lösen). Man niuli es ferner sorgsam vermeiden, Kohlenstoff und Platin 

 zusammen zu erhitzen , da beide sich verbinden ; daher darf die zum 

 Erhitzen dienende Flamme niemals russen und die Bildung von unver- 

 brannter Kohle in der Yeraschungsprobe muii möglichst vermieden werden 

 (vgl. hierzu S. 7 ff . ). 



Auch nach häufigerem (iebrauch von Platinschalen zur ^'eraschung 

 größerer Mengen phosphor- und schwefelreicher organischer Substanzen 

 (Harn. Fleisch etc.) findet man das Metall an verschiedenen Stellen eigen- 

 tümlich verändert, ja oft entstehen ganz feine, kaum sichtbare Defekte, 

 die ein langsames Durchsickern von eingedampfter Flüssigkeit zur Folge 

 haben können. Daher dürfte es sich wohl im Interesse der Platingeräte 

 empfehlen, diese nicht zur Veraschnng S- und P-reicher Stoffe zu ver- 

 wenden. 



Am angenehmsten sind möglichst flache Schalen, da diese der 

 Luft bei der Verbrennung reichlich Zutritt gewähren. Tiegel sind zur Ver- 

 aschung größerer Mengen recht unpraktisch 

 Man hat, meist nur zur Bestimmung der 

 Gesamtmenge der anorganischen Substanzen, 

 flache Schalen mit einer Pieihe von Löchern 

 am oberen Rande benutzt, welche für eine 

 reichliche Luftzirkulation sorgen (vgl. Fig. 497 ). 

 Will man nicht zu feine, leicht verstäubbare 

 fiß^"" Substanzen veraschen, so sind sie recht 



brauchbai-. Angenehm ist ferner eine Art 

 Schornstein zum Aufsetzen auf die Schalen. Dieser schützt gegen das 

 Hereinfallen von Staub , Verspritzen oder Verstäuben der Asche und ge- 

 stattet doch eine genügende Luftventilation und Abfuhr der Verbrennungs- 

 gase. Aus Aluminium gefertigt sind diese Schornsteine sehr billig zu haben. 

 Außer den Platingeräten kann man für sehr viele Zwecke solche aus 

 Silber oder Nickel verwenden, die ja viel billiger sind und daher auch in 

 größerem Formate beschafft werden können. Porzellantiegel und -schalen 

 finden auch Verwendung und sind fraglos besonders für kleine Mengen 



