440 



.1 . H i c h r i 11 ff c r. 



hütfheii aiiirosctzt ist (Fiir. 50G). Man wiesit es erst leer (Gewicht g^). Hierauf 

 füllt man es mit destilliertem Wasser von Zimmertemperatur bis zum Rande, 

 verscliliel'.t es. \Yohei sich das, gep:ebeneiifalls offen zu haltende Kapillar- 

 rohr vöUiir füllt, trocknet es sorjiiältiii' ah. ohne es zu erwärmen und zu 

 drücken, tupft das Wasser im Kapillarrohr mittelst eines zusammenge- 

 drehten Streifchens Filtrierpapier oder Zigarettenpapier bis zur Marko ab. 

 merkt die Temperatur an und wägt (Gewicht g,). Man entleert min das 

 Gefäß, spült es mit Alkohol und reinem, d. h. ohne lUickstand verdun- 



durch Aussaugen an der Luftpumpe i), 

 füllt es in derselben Weise mit der 

 zu untersuchenden Flüssigkeit, sieht 

 zu. ob die Temperatur dieselbe ge- 

 bheben ist-), und wägt wieder (Ge- 

 wicht ga). 



Für nicht zu zähe Flüssigkeiten 

 ist das Sj^rengehche Pvknometer in 



jteudem Äther aus. trocknet 



Fig. 505. 



der Abänderung von Ostivald oder der leichter zu handhabenden Form von 

 Jahn ohne und mit Thermometer (Fig. 507 u. 508) sehr geeignet. Ein zylin- 

 drisches Gefäß trägt am oberen Ende zwei wagrechte, seithche, kapillare, 

 glatt abgeschnittene Rohransätze von verschiedener Weite; das weitere hat 

 eine Marke. Auf beide Röhrchen sind Glashütchen auf geschliffen; beige- 

 geben ist feraer eine ans weitere Rohr angeschliffene Saugröhre, u. U. auch 

 ein ans engere Rohr beim F'iillen anzufügendes Verbindungsstück mit einer 

 Kugel. Mittelst einer an beide Ansätze befestigten Drahtschlinge wird der 

 Apparat an die Wage gehängt. Man wiegt ihn erst leer (Gewicht gi). 

 r)ann füllt man ihn, indem man Saugröhre und Verbindungsstück ansetzt, 



') Stärkeres Erwärmen ist zu vermeiden, weil beim Erkalten Nachwirkungserschei- 

 nungen auftreten, so daß das Glas nicht sofort wieder sein ursprüngliches Volum 

 annimmt. 



-) Am einfachsten läßt sich die für den \'orsuch nötige konstante Temperatur 

 erzielen, wenn man beide Male vor dem Wägen das fast gefüllte Pyknometer in ein 

 Wasserbad von konstanter Temperatur, z. B. 20", eintaucht, öfters umschüttelt, bis das 

 Thermometer des Apparats seinen Stand nicht mehr ändert, dann auffüllt und auf 

 die Marke einstellt. Nach dem Abtrocknen wird gewogen. 



