Bestimmimg des spezifischen Gewichtes. 441 



Über letzteres einen Gummischlauch zieht und an diesem saugt i ), aus einem 

 Schälchem so weit mit Wasser, bis die engere Kapillare völlig und die weitere 

 teilweise gefüllt ist. Man senkt den Apparat nun nach Abnahme der 

 Ansatzteile in ein Wasserbad von konstanter Temperatur t^ bis der Meniskus 

 in der weiteren Kapillare sich nicht mehr verschiebt, während die engere 

 Röhre infolge des größeren kapillaren Widerstands stets völlig gefüllt bleibt, 

 und stellt dann den Meniskus durch Abtupfen mit Filtrierpapier, nötigenfalls 

 durch Zugabe eines Tropfens mittelst eines Glasstabes auf die Marke ein. 

 Nach vorsichtigem Abtrocknen wird gewogen ( Gemcht g., ). Das Entleeren 

 geschieht durch Ansetzen des ^^erbindungsstücks mit dem Gummischlauch 

 und Ausblasen, das Ausspülen und Trocknen, yne früher beschrieben. Dann 

 mrd das Pyknometer in genau der gleichen Art mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit gefüllt und wiederum gewogen (Ge^^^cht gg). Die 

 Glashütchen sind nur bei leichtflüchtigen Stoffen notwendig. 



Ist gl das Gewicht des Pyknometers für sich. §2 nach der Füllung mit 

 Wasser, gg nach der Füllung mit der zweiten Flüssigkeit bei der konstanten 

 Temperatur t», so ist das Ge^^1cht des Wassers w = gg — gi, der fraglichen 

 Flüssigkeit m = gg — g^. Der Quotient m/w gibt dann das Verhältnis der 

 Gewichte gleicher Volume bei der Versuchstemperatur t«. Um daraus das 

 spezifische Gewicht der untersuchten Flüssigkeit, d. h. das Gewicht der 

 Volumeinheit zu berechnen, ist erst aus dem gefundenen Wasserge\\icht 

 der Inhalt des Pyknometers zu ermitteln. 1 cni^ Wasser von 4*' wiegt 

 1 g; mit steigender Temperatur nimmt infolge der Ausdehnung das Ge- 

 wicht ab. -) Teilt man das gefundene Wassergewicht w durch das Gewicht 

 von 1 cm 3 Wasser (Q) bei der Versuchstemperatur t^ so erhält man den 

 Inhalt des Pyknometers = w^Q und durch Division dieses Werts ins Ge- 

 wicht der Flüssigkeit m das Gewicht von 1 cm^ der letzteren oder das 

 spezifische Gewicht bei t", bezogen auf Wasser von 4*^: 



d— = — . Q. 

 40 w ^ 



Diese Formel berücksichtigt nicht den Gewichtsverlust, der bei den 

 Wägungen durch den Auftrieb der Luft entsteht und bei der Berechnung 

 des spezifischen Gewichts die vierte, häufig schon die dritte Dezimale be- 

 einflußt. Es genügt dafür die Dichte der Luft bei Zimmertemperatur und 

 mittlerer Feuchtigkeit als konstant (X = 0'0012) anzunehmen. Obige 

 Formel geht dann über in: 



f* m 



M Die am Verbindungsstück angebrachte Kugel kann, wenn man den Schlauch 

 nach dem Ansaugen zusammenklemmt, als Rezipient dienen. 



'^) Tabellen über das Gewicht von 1 cm^ Wasser bei steigender Temperatur, be- 

 zogen auf Wasser von 4°, finden sich in Landolt-Börnsteins Physikalisch- chemischen 

 Tabellen, 3. Aufl., S. 37 (von Thiesen, Scheel und Diesselhorst), in Biedermanns Che- 

 mikerkalender für 1909, I, S. 196 (von Volkmann), S. 197 (von Rossetti). 



