U-2 



J. ßieliriiigcr. 



Beispiel: Eiu Pyknoineter wog 191250 // (g,), mit Wasser bei 23" gefüllt 

 34"5915^ (g, », mit einem bestimmten Öl bei derselben Temperatur gefüllt 3307455' (gj). 

 Es ist dann das Gewicht des Wassers w = g, — g, = 15"4660 fj. das Gewiclit des Öls 

 m = ?.^—?t = 13-941)0 (/. ferner das Gewicht von 1 nn^ Wasser ])ei 23" = 099762 

 und man hat: 





13 9490 



15-4660 

 Ohne Berücksichtigung des 



{0-99762— U0012) + 00012 = (lyoOl. 



Auftriebs erhielte man 0"S99'.). d. h. einen Fehler 



hzr:^^' 



I)io J/o//rsclit' W;ii:e. Leichtor und heiiuciiuT. ddcli mit weniger 

 srharfem. nur auf drei Dezimalen genauem Ergebnis lälJt sicli die Bestim- 

 mung des spezifischen (Te^^^chts 

 auf indirektem Wege mittelst der 

 ursprünglich von Friedrich Mohr 

 konstruierten . seitdem mehrfach 

 abgeänderten Senkwage bestimmen. 

 Sie lieruht auf dem ArchimedischQn 

 Prinzip, wonach ein in eine Flüssig- 

 keit eingetauchter fester Körper 

 scheinbar soviel an seinem Gewicht 

 verhert. als das Gewicht der von 

 ihm verdrängten Flüssigkeit beträgt. 

 Die Gewichtsverluste, welche ein 

 Körper von bekanntem Ge^^•icht in 

 verschiedenen Flüssigkeiten erlei- Fig. 509. 



det. stehen daher im gleichen \'er- 



hältnis wie die spezifischen Gewichte: infolgedessen ergibt der Gewichts- 

 verlust in der untersuchten Flüssigkeit, geteilt durch den Gewichtsverlust 

 in Wasser von 4". das spezifische Gewicht der Flüssigkeit. 



Die gebräuchlichste Form, welche den Vorzug hat, daß sich abhanden 

 gekommene Teile leicht und ohne weiteres ersetzen lassen, ist die folgende 

 (Fig. 509): Ein mit verstellbarer Bodenschi-aube versehenes, ausziehbares Ge- 

 stell ti'ägt auf feiner Schneide einen ungleicharmigen Wagebalken. Der rechte, 

 längere Arm ist durch Kerben, besser durch Zapfen oder Haken in zehn gleiche, 

 von der Achse an gezählte Abschnitte geteilt und trägt am zehnten Teil- 

 strich auf einer prismatischen Schneide einen Haken, woran an einem 

 riatindraht ein dicker, prismatischer ü'«wan»scher Senkkörper aus Glas 

 hängt, welcher bei lb'> genau 10 ^Wasser, also 10 cm» Wasser von 4" 

 verdrängt. Er wird in ein besonders geformtes, mit Marke versehenes 

 cylindrisches Standgefäß eingesenkt, zu welchem außerdem ein Thermo- 

 meter gehört. ^) Der Unke, kürzere Ai'm des Wagebalkens trägt ein Gegen- 



') Die ältere Art der Verlegung des Thermometers in den Senkkörper ist nicht 

 zu empfehlen, weil dadurch die Zerbrechlichkeit des letzteren erhöht und die Ablesung 

 der Temperatur bei dunklen oder undurchsichtigen Flüssigkeiten erschwert oder un- 

 möglich gemacht wird. Außerdem ist das in den Glaskörper eingeschlossene Thermo- 

 meter weniger empfindlich gegen Temperaturänderungen. 



