444 -^^ BiehrinuMM-. 



keiti'ii. wek'ho sclnvoror sind als Wasser, ist aulJci-dcin ein (icwiclit A an 

 Teilstrich 10 zu häniion. und wir erhalten analoi:' (h ii olniicn Aiisfüliruniien 

 für das spezifische (iewicht den "Wert labe. 



Aräometer: Höchst einfach zu handhabende und darum aulierordent- 

 lich viel irebrauchte. wenn auch nicht sehr .uenaue Instrumente zur Bestim- 

 muuir des spezifischen (iewichtes von Flüssiiikeiten sind die Aräometer (Spin- 

 deln. Senkwaiieni. Sie beruhen auf dem (resetze. dab ein schwimmender Körper 

 in eine Fliissitrkeit soweit eintaucht, bis sein (Jesamtfiewicht dem Gewicht 

 der verdräuiiten Flüssigkeitsmasse gleich ist: er wird daher um so tiefer 

 einsinken, je kleiner das spezifische (iewicht der Flüssigkeit ist. um so 

 weniger, je höhei' es ist. 



Die Skalenaräometer, welche hier allein in Detracht kommen, sind zyhn- 

 drische Hohlkörper aus dünnem Glas oder Metall, deren unterer Teil mit 

 kleinen Schroten oder Quecksilber beschwert ist, so daii sie sich im stabilen 

 (xleichgewicht befinden und stets senkrecht in der Flüssigkeit schwimmen; 

 oben gehen sie in eine dünne, genau zylindrische Röhre aus. worin sich 

 ein Papierstreif mit einer Skala befindet, welche bei den gewöhnlichen 

 ..Densimetern" unmittelbar das spezifische Gewicht (meist in den Grenzen 

 0-7 — 2-0) angibt. Das Instrument ist empfindlicher, d. h. es zeigt kleinere 

 Unterschiede im spezifischen (Gewichte an, wenn die Röhre im Ver- 

 gleich zum Körper dünn ist, weil dann die Teilstriche der Skala 

 weiter auseinanderrücken, (iewöhnlich verteilt man aus diesem Grunde, 

 sowie auch zu dem Zwecke, den Apparat handlicher zu gestalten, die Skala 

 auf mehrere Instrumente, mindestens auf zwei; bei Aräometern für ein 

 geringeres spezifisches Gewicht als dem des Wassers liegt dann der 

 W^asserpunkt (l'OOO) nahe am untersten, bei Aräometern für höheres 

 spezifisches (lewicht nahe am oberen Ende. Da sich das spezifische 

 (Gewicht der Flüssigkeiten mit der Temperatur ändert, so gilt das Aräo- 

 meter nur für die Temperatur, bei welcher es geeicht ist; diese Tempe- 

 ratur, z. B. 15", mub auf dem Instrument angemerkt sein.M Ferner ist 

 auch anzugeben, ob sich die spezifischen Gewichte bei der Eichtemperatur 

 auf Wasser von derselben Temperatur (z. B. 100/15") oder auf Wasser 

 von 4" (z. B. 15" 4") beziehen. Im ersteren Fall hätte man, um das wahre 

 spezifische Gewicht zu finden, die schon früher (S. 441) erwähnte Reduktion 

 auf 4" vorzunehmen durch Multiplikation mit dem spezifischen Gewicht des 

 Wassers bei der betreffenden Temperatur. Die im Handel vorkommenden 

 Instrumente, welche fabrikmäßig hergestellt werden, zumal die billigen, 

 sind zum Teil sehr gei-ingwertig und müssen mittelst einer Flüssigkeit, 

 deren spezifisches Gewicht vorher nach einem der früheren Verfahren be- 

 stimmt ist, nachgeeicht werden, wenn das nicht schon vorher in einwands- 

 freier Weise, z. B. durch die Kaiserl. Normal -Eichungskommission in 

 Berlin u. a. geschehen ist. 



') öfters ist in dem Körper des Aräometers selbst ein Thermometer eingesetzt, 

 dessen Kugel zugleich zur Beschwerung dient. 



