4Ö8 J. Biehriiiger. Bestimmung der Löslichkeit. 



koit stunden- bis tasjelani;' mit dorn Lösuii^siuittcl schiittolii oder mittolst 

 eines mechanisch zu treilionden Kührers zusammenrühren. Der Versuch 

 muß. um während der längern Zeit, die er in Anspruch nimmt, die Tem- 

 peratur konstant zu halten, in einem Thermostaten vorgenommen werden. 

 Eine einfache Schüttel Vorrichtung ist von Ä. A. Noyes angegeben worden. 

 Er bringt im Thermostaten eine Messingwelle an, an welcher die zu 

 schüttelnden Flaschen in wagrechter Lage mit Hilfe von Messingbändern 

 befestigt werden. Sie trägt an einem Ende eine Riemenscheibe, während 

 eine zweite, kleinere Riemenscheibe am Rande des Thermostaten ange- 

 bracht ist. Die letztere wird durch einen kleinen Motor angetrieben 

 und überträgt die Bewegung mittelst eines Gummiriemens auf die größere 

 Riemenscheibe und damit auf die Welle mit den Flaschen. Die Flaschen 

 werden mit dem Lösungsmittel und einem ziemlich groüen Cberschuß der 

 zu lösenden Substanz beschickt, durch Gummistopfen verschlossen, am 

 besten noch mit (nimmikappe versehen und dann je nach der Löslichkeit 

 des Stoffes und der eingehaltenen Temperatur ein bis mehrere Stunden 

 geschüttelt. Man nimmt dann eine Probe heraus, bestimmt in der oben be- 

 schriebenen Weise die gelöste Menge und wiederholt die Probe nach etwa 

 einer Stunde, um zu sehen, ob der Gehalt der Lösung konstant bleibt, also 

 die Sättigung erreicht ist. Bei dem Modell des OstwaMschen Instituts 

 (Fig. 511) ist die rotierende Welle mit Rührflügeln und Haltern für Kolben, 

 Probierröhren u. dgl. versehen, während auf dem Messingdrahtboden Ge- 

 fäße an Flaltern mit schwerem Fuß in den Thermostaten eingestellt wer- 

 den können. Der mit Filz umgebene Kasten wird von unten geheizt ; das 

 am Boden liegende Schlangenrohr dient, wenn nötig, zum Durchleiten von 

 Kühlwasser. Alle Teile und Einsätze lassen sich verstellen und gegebenen- 

 falls entfernen, i ) 



Bei allen Löslichkeitsbestimmungen ist nicht nur darauf zu achten, 

 daß die verwendeten Substanzen ganz rein sind, sondern es ist auch das 

 Material des Gefäßes, in dem die Bestimmung vorgenommen werden soll, 

 zu berücksichtigen, (ilas gibt z. B. mehr oder weniger leicht Alkali ab. 

 (Vgl. hierzu die Bemerkungen im ersten Kapitel, S. 3 ff. und S. 46;-)). (iut 

 verschließbare Silberrohre leisten in vielen Fällen sehr gute Dienste. 



') Weitere Schüttelapparate sowie Methoden zur Bestimmung der Löslichkeit 

 bei höherer Temperatur, der Löslichkeit sehr leicht löslicher Stoffe oder solcher Stoffe, 

 deren Löslichkeit mit der Temperatur abnimmt, finden sich z. B. zusammengestellt bei 

 Hans Mei/er, Analyse und Konstitutionsermittluug organischer Substanzen. 2. Aufl. 

 (Berlin 1909, J. Springer.) S. 124 ff. 



