Maßanalyse. 



Von J. Biehringer, BraunschAveig. 



Bei der Gewichtsanalyse Averden die einzelnen Bestandteile des zu 

 untersuchenden Stoffes auf physikalischem Wege oder mittelst geeigneter 

 Reagenzien von einander so vollständig als möglich geschieden und nach 

 geeigneter Behandlung gewogen. In der Maßanalyse hingegen wird ihre Be- 

 stimmung mittelst Reagenzienlösungen von genau bekanntem Gehalte aus- 

 geführt, von welchen man zur Lösung des zu bestimmenden Stoffes gerade 

 so viel zufügt, als zur Vollendung der Reaktion nötig ist. Aus dem ^'olum 

 der verbrauchten Reagenzlösung berechnet man auf Grund der Umsetzungs- 

 gieichungen die Menge des in Reaktion getretenen Stoffes. Damit sind 

 aber zugleich auch die Grenzen der Maßanalyse gegeben, insofern sie nur 

 bei solchen Reaktionen zu verwenden ist, deren Endpunkt genau festge- 

 stellt werden kann, sei es unmittelbar, wie durch das Stehenbleiben der 

 roten Farbe bei Oxydationen mit Permanganatlösung, sei es durch Zusatz 

 eines dritten Stoffes, welcher zu den beiden aufeinander wirkenden Stoffen 

 sich verschieden verhält, oder nur mit einem der beiden reagiert und so 

 das Ende der Reaktion ..anzeigt-' (Indikator). Die Maßanalyse ist viel ein- 

 facher und rascher auszuführen als die Gewichtsanalyse und gewährt außer- 

 dem den Vorteil, daß eine grcißere Zalil von Bestimmungen unter ganz 

 denselben Bedingungen gemacht werden kann. ^ ) 



Die Meßgefäße und ihre Prüfung. Die zur Maßanalyse verwandten, 

 fabrikmäßig angefertigten Meßgerätschaften, l)esonders die billigen Sorten, 

 müssen, wenn dies nicht schon vorher in durchaus einwandsfreier Weise 

 geschehen ist. einer Nachprüfung unterzogen werden.-) Sie sind entweder 

 auf Einguß graduiert, d. h. sie fassen soviel, als die Aufschrift angibt 

 (jMeßkolben. Meßzylinder); oder sie sind auf Ausguß geeicht, d. h. sie lassen 



') Die zur Erliuiterimg der Methoden eiugeftigten Beispiele sind Bestimmungen 

 entnommen, welclie im chemischen Laboratorium der technischen Hochschule zu Braun- 

 schweig ausgeführt wurden. 



^) Die Eichung von Meßgeräten für maßanalytische Zwecke ist durch Erlaß der 

 Kaiserl. Normal-Eichuugskommission gesetzlich geregelt (vgl. Zeitschrift für angewandte 

 Chemie. 6. Jg. 1893. S. 551; 12. Jg. 1899. S. 1102; 16. Jg. 1903. S. 953, 977, 1004, 1061). 

 Geeichte Meßgefäße werden von allen größeren Fahrikationsgeschäften chemischer Ge- 

 räte hergestellt und durch die genannte Behörde geprüft. 



