4»;o 



J. Bifliriiiffci 



irenaii so viel ausflielJeii. als dio Aufschrift angibt, so daß also ein Teil der 

 Flüssi,irkeit infolge der Beiietzung- im (iefäl.5 zurückbleibt (Pipette, liürette). 



Das Eichen irgend ^Yelcher (lefälie geschieht stets in der Weise, daß 

 man sie erst leer \\iegt. dann gefüllt mit einer Flüssigkeit, am besten der- 

 selben Art, für die das (iefäli spätei' benutzt werden soll, und aus dem 

 (ünvicht der Flüssigkeit den Inhalt des (iefäßes berechnet. Als Plinheit ist 

 dei- metrische Liter, d. h. der IJauni, d«n 1 kg Wasser von 4", in» luftleeren 

 Ivaum gewogen, einnimmt, festgesetzt. Auswägungen, welche bei anderer 

 Temperatur voi'genommen sind, müs.sen deshalb auf die Normaltemperatur 

 reiluziert werdenM, indem man das erhaltene Wassergewicht durch das 

 Gewicht von \ em^ Wasser bei der Beobachtungstemperatur teilt. 2) 



Beispiel: VAw lOOc/w^-Meßkolbeu wog leer 34'5450(/, mit Wasser von 18" bis zur Marke 

 gefüllt 134"7558 //. Da 1 r;«* Wasser von 18", auf Wasser von 4" bezogen. 013986222 r/ wiegt, 

 so ist der Inhalt des Kolbens bis zum Eicbstricli (134-7.ör)8 — 34 54")0) 01)9862 = lOÜSö cw^ 

 mitbin um 0"35 cm zu groß. 



Da die Graduierung durch die Tempei'atur beeinflußt 

 wird, so ist auf jedem Meßgefäße auch die Temperatur, bei 

 welcher sie vorgenommen wurde, anzugeben, z. B. löV^°- Selbst- 

 verständlich sollen Arbeiten mit solchen Gefäßen nach Möglich- 

 keit i)ei derselben Temperatur ausgeführt werden. Kleinere 

 Abweichungen von ± 2° sind ohne Belang, weil sie noch inner- 

 halb der Fehlergrenzen liegen; für größere Abweichungen, hohe 

 Sommertemperatur, ist eine Korrektion^) anzubringen, für 

 welche meist, besonders beim Arbeiten mit verdünnten, wie 

 i/io-Normallösungen, die \'olumänderung des Wassers eingesetzt 

 werden kaiin.*j 



Über die Handhal)ung der Pipetten und Büretten sei 

 folgendes erwähnt: Pipetten sollen an ihrem Körper eine 

 lange Au.sflußröhre haben (Fig. 512). Pipetten mit kurzer Aus- 

 flußröhre (Fig. 513) sind ungeeignet, weil sie zur p]ntnahme 

 von Proben aus enghalsigen Flaschen nicht gebraucht werden 



Fiß. 512. Fiff.513. 



') Um diese Reduktion zu vermeiden, schlug Fr. Mohr 1855 vor, den Raum, 

 welchen 1000 n«^ Wasser, gewogen an der Luft, bei 14" R = ITo'^ C einnehmen, als 

 Einheit zu verwenden. Dieser „3/o/i7-sche Liter" würde 10023 metrischen Kul)ikzentimetern 

 oder der metrische Liter 9977 J/o/trschen Kubikzentimetern bei normalem Barometer- 

 stand entsprechen. Es versteht sich von soll)st. daß dann alle verwandten Meßgefäße 

 in dieser Art geeiclit sein müßten. 



^) Eine Tabelle über das Gewicht von 1 cm^ und das Volum von 1 g Wasser mit 

 wachsender Temperatur findet sich in Landolt-börnsteins physikalisch - chemischen 

 Tabellen 3. Aufl. (Berlin 1905). S. 37 und R. Biedermanns Chemikerkalender für 1909. 

 S. 196, 197. 



') Eine Tabelle für die in diesem Falle anzubringende Korrektur bringt Bieder- 

 manns Chemikerkalender für 1909. S. 360. 



*) Neben Wasser kommt zum Auswägen von Gefäßen noch Quecksilber in Betracht. 

 1 cm^ davon wiegt bei 0" 13595 g\ sein mittlerer Ausdehnungskoeffizient ist zwischen 

 und 3(J" 00001815 nach WüUner. Man benutzt es beim Auswägen von Apparaten, 

 welche mit Quecksilber gefüllt werden sollen, besonders aber auch zum Auswägen 

 kleinerer Rauminhalte, wo Wägefehler stark ins Gewicht fallen können, sowie infolge 

 seiner Eigenschaft, die Wände nicht zu benetzen, zur direkten Ausmessung. 



