Maßanalyse. 



461 



können, und weil an ihnen beim Herausziehen aus einer Flüssigkeit viel 

 von letzterer aulien hängen bleibt. Man füllt die Pipette durch Ansaugen 

 mittelst des Mundes oder einer Wasserstrahlpumpe bis über die Marke, 

 verschließt ihre obere Mündung mit dem Zeigefinger und läßt durch vor- 

 sichtiges Lüften den Überschuß auslaufen. Die Spitze der Pipette muß eng 

 sein, damit das Auslaufen langsam und ohne erhebliches Benetztbleiben der 

 Pipettenwandung erfolgt. Man legt dabei die Spitze der Pipette an die 

 Wand des Gefäßes an. streicht ab und schafft den letzten Tropfen, während 

 die Pipette noch anliegt, heraus, indem man ihre obere Öffnung mit dem 

 Zeigefinger der einen Hand verschließt und ihren Körper durch Umfassen 

 mit der anderen Hand erwärmt. M 



Der Inhalt einer 5 c»; ^-Pipette, Wasser 

 von 17''. wurde in ein verschließbares ge- 

 wogenes Wägegefäß auslaufen gelassen und 

 ergab ein Gewicht von 49948 g. Da 1 cm^ 

 Wasser bei 17". auf Wasser von 4" bezogen. 

 099884 q wiegt, so ist der Inhalt der Pi- 

 pette = 4-9948/0-99884 = 5002 o»l 



Die P)üretten sind nach Mohr mit 

 der Ausflußspitze durch ein Stück Kaut- 

 schukschlanch verbunden, welcher durch 

 einen elastischen Quetschhahn, besser 

 durch ein hineingestecktes, 5 — 10 mm 

 langes und genügend dickes, beiderseits 

 rundgeschmolzenes Glasstabstück ge- 

 schlossen wird; drückt man die Stehe des 

 Schlauchs, wo das Glasstück liegt, mit 

 den Fingern zusammen, so entstehen 

 zwei schmale Durchgänge, durch welche 

 die Flüssigkeit abfließen kann. Etwaige 

 Luftblasen, die sich im Schlauch und 

 der Ausflußspitze ansammeln, entfernt Fig. au. 



man, indem man beide etwas nach 



oben l)iegt und den Schlauchverschluß wenig öffnet. Zum Einfüllen der 

 ^laßflüssigkeiten in die Büi-ette benutzt man Trichter, welche al)er sofort 

 ^^ieder abzunehmen sind. Für Maßflüssigkeiten, welche auf Kautschuk 

 wirken, Mie Permanganat- oder .Jodlösung, wendet man Büretten mit 

 Glashahn an, die allerdings in dem FaUe. daß der Hahn nicht ein- 

 gefettet werden darf', mancherlei L'nbequemlichkeiten bereiten können. 

 Arbeitet man fortgesetzt mit einer und derselben Maßflüssigkeit, so 

 läßt sich das Nachfüllen der Büretten vereinfachen, indem man bei 

 Quetschhahnbüretten zwischen Bürette und Ausflul'ispitze ein T-förmiges 

 Piohrstück (Fig. 514) einfügt oder eine Bürette mit seitUchem Ansatzrohr 

 benutzt. Die in diesem Falle höher zu stellende Flasche mit der Maß- 

 flüssigkeit wird durch einen zweifach durchbohrten Kautschukstopfen ver- 



') Beim Ausblasen könnte ein Teil der infolge der Benetzung an der ^^'and 

 haftenden und bei der Eichung nicht mitgerechneten Flüssigkeit ausfließen. 



