4t'): 



J. Bichriiiffcr. 



schlössen. Die eine Hohrung trägt ein kniefönnig- gebogenes Heberrohr g, 

 wek'hes bis zum Boden der Flasche reicht und durch einen mit Quetsch- 

 hahn versehenen Kautschukschlauch svh an das Ansatzstück der Bürette h 

 angeschlossen ist; in der anderen Durchbohrung steckt ein kurzes, eben- 

 falls knieförmiges Glasrohr, welches dazu bestimmt ist, ein der al)tließenden 



Flüssigkeit gleiches Volum Luft oder eines 

 indifferenten Gases einzulassen. Es trägt 

 zu dem Eude ein C'lilorcalciumrohr {k"\ 

 l)ei Flüssigkeiten , welche Kohlensäure 

 anziehen, ein Kali- oder Natronkalkrohr; 

 oder es ist für oxydal)li' Lösungen, wie 

 Zinnchlorür. mit einem Wasserstoff-, 

 Kohlensäureapparat oder der Leucht- 

 gasleitung verbunden. Ein ebensolches 

 Absorptionsrohr (/.') kann auch auf die 

 Bürette gesetzt werden.') Daii die Maß- 

 flüssigkeit nicht mit Kautschuk in Be- 

 rührung kommen, so wird unten an 

 die Bürette ein durch einen Hahn ver- 

 ^?*^ ^^ . /^ ^ — ^-^ I schließbares Zuleitungsrohr angesetzt, 



' llil li L welches mittelst eines doppeltdurch- 



l)ohrten Stopfens in den einen Hals 

 einer Flasche eingepaßt wird , während 

 die andere Bohrung mit einem Gummi- 

 gebläse verbunden ist. Man füllt die 

 Lösung in die Flasche und driickt sie 

 durch das Gel)läse in die Bürette (vgl. 

 z.I). denApparatvon 0. Knöfler,Fig.blö). 

 Das Xucheicheu von Büretten behufs 

 Prüfung, ob sie durchweg gleich weit sind, 

 geschieht in der Art, daß man immer je 10 cm* 

 auslaufenläßt und diese wägt. Bei größeren Meß- 

 gefäßen ist eine Wage nötig, welche neben großer 

 Tragfähigkeit genügende Empfindlichkeit be- 

 sitzt. Man kann auch weniger gut erst die kleine- 

 ''"*■""'" ren, auf Ausguß graduierten Meßgeräte aus- 



wägen und mit ihnen dann die größeren eichen. 



Be.sondere Aufmerksamkeit ist der Ablesung zuzuwenden. Sie darf 

 erst etwa zwei Minuten nach dem Ablaufen vorgenommen werden, wobei 

 man das Auge zur A'ermeidung der Pai'allaxenfehler genau in die Höhe 

 des Meniskus zu bringen hat. Man beobachtet am besten gegen ein helles 

 Fenster, und zwar bei dui'chsichtigen Lösungen die untere, bei undurch- 

 sichtigen die obere Begrenzung des Flüssigkeitsspiegels. Im ersteren Fall 



erzielt man eine schäiiere Grenze, wenn man 2 



unterhalb an der 



') Oder man verbindet das obere Bürettencnde mit der Vorratsflasche durch 

 einen Kautschukschlauch. Im ^■erschlußstopfen der letzteren wäre dann noch eine dritte 

 Bohrung mit eingesetztem kurzem Glasrohr anzubringen. 



