Maßanalyse. 463 



Hiiiterseite der Bürette einen hall) weißen, halb schwarzen Papierstreifen mit 

 der weißen Kante anlegt. Die schärfste Ablesung gestatten Büretten, welche nach 

 ScheUhach auf der Hinterseite mit einem weißen Emaillelängsstreifen ver- 

 sehen sind, der in der Mitte einen schwarzen oder blauen Längsstrich trägt: 

 letzterer erscheint an der Meniskusgrenze in Form zweier gegeneinander 

 gerichteter Spitzen. Über die Zweckmäßigkeit von Schwimmern, welche durch 

 eine auf ihnen angebrachte Marke die Schwierigkeit der Meniskusablesung 

 heben sollen, sind die Ansichten sehr geteilt; gut arbeitet der Kugelschwimmer 

 von A. Beuteil, vorausgesetzt, daß er wirklich senkrecht hängt. 



Die Meßapparate dürfen nicht fettig oder staubig sein, weil dadurch die 

 regelmäßige Benetzung unmöglich gemacht Avird. Das Fett kann von den 

 Händen und dem Munde des Arbeitenden oder aus dem destillierten Wasser 

 stammen, wenn beim Dichten des Destillationsapparats ölhaltige Stoffe an- 

 gewandt sind. Man entfernt es durch Weingeist und Äther, kalte oder warme 

 Natronlauge, oder, wenn dies nichts hilft, durch eine, nötigenfalls zu er- 

 wärmende Lösung von doppeltchromsaurem Kalium in konzentrierter 

 Schwefelsäure. Dann spült man mit Wasser nach und trocknet die Gefäße 

 indem man sie mit .Vlkohol. dann mit Äther ausschüttelt und schließlich einen 

 Luftstrom durchsaugt. Sollen sie in noch feuchtem Zustand benutzt werden, 

 so schwenkt man sie erst mehrmals mit der einzufüllenden Flüssigkeit 

 aus. Alle Apparate, besonders die Pipetten sollen, falls man sie nicht gleich 

 wieder zum selben Zweck braucht, sofort gereinigt werden, wenn man 

 sich vor gelegentlichen, unangenehmen Verwechslungen schützen will: die 

 Pipetten bewahrt man mit dem Mundstück nach unten in einem Gestell oder 

 Standzylinder auf, worin unten Filtrierpapier liegt. Endlich ist auch auf 

 die Beschaffenheit des Glases der Meßinstrumente und der übrigen zur 

 Titrierung verwandten Gefäße zu achten, weil diese vielfach schon durch 

 destilliertes Wasser, noch mehr durch Alkalien angegriffen werden , und zwar 

 bereits beim Stehen, stärker beim Erhitzen, indem sie Kieselsäure und Alkali 

 abgeben (S. 3, 458). Zum Titrieren verwendet man daher überall, wo darauf 

 Piücksicht zu nehmen ist, Gefäße aus Jenaer Geräteglas oder Porzellangefäße, 

 Schalen. ol)ere Kaffeetassen u. dgi., auf deren weißem Grund außerdem ein 

 Farbemimschlag sehr gut zu sehen ist. während Gläser. Kolben i) auf eine 

 weiße l^nterlage. welche nicht zu klein sein darf, gestellt werden. Während 

 des Zulaufenlassens der Maßflüssigkeit versäume man nicht, die zu prüfende 

 Lösung fortwährend tüchtig zu rühren oder umzuschwenken. Wenn bei künst- 

 licher Beleuchtung titriert werden muß, so ist das Auerlicht der Flamme des 

 Schnitt- oder Argandbrenners weit vorzuziehen. Ist man nicht ganz sicher, ob 

 eine Farbenänderung bereits eingetreten ist oder nicht, so liest man die 

 Flüssigkeitshöhe in der Bürette ab und läßt noch einen Tropfen in die zu 

 titrierende Lösung einfallen: wird dadurch die Endreaktion nur deutlicher, 

 so war die Titration schon vorher zu Ende. 



Die Flaschen . welche die Maßflüssigkeiten enthalten . müssen gut 

 schließen und vor dem Geljrauch umgeschüttelt werden . um das durch 



*) Besonders geeignet dafür sind weithalsige Erleiunci/cr^che Kolbon. 



