Die -wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden. 487 



gungen erzeugt. Schwingt der Hammer des Induktoriums sehr langsam, 

 so stellt man unwillkürlich nicht auf den Ton selber, sondern auf seine 

 höheren Obertöne ein. Sehr bewährt haben sich kleine Induktorien mit 

 sogenanntem ..Mückeuton", bei welchem das schwingende Stäbchen dem 

 Magneten auf weniger als 5xl0"-c genähert ist. Der Stromverbrauch 

 ist bei der Kleinheit der bewegten Masse ein minimaler, der Ton für das 

 menschliche ()hr besonders gut hörbar. Durch Anbringung eines Funken- 

 töters am Induktorium verlängert man die Lebensdauer seines Instru- 

 mentes. Der Funkentöter besteht aus Glaszylinder mit Hartgummideckel, 

 an welchem 2 Platinbleche 2 6 x 3*5 c in Verbindung mit Polklemmen als 

 Kondensator montiert sind. Der Kondensator, ein solcher ist der Funken- 

 töter, ist beim Gebrauch mit x\kkumulatorensäure zu füllen. Um das Ge- 

 räusch des Induktoriums während der Arbeit zu mindern, stellt man das 

 Induktorium auf 2 Kautschukschläuche und verschließt es in einen Papp- 

 kasten (nicht Holzkasteu) mit aufklappbarem Deckel. Es ist nicht ratsam, 

 das Induktorium Aveit vom Arbeitsplatz weg zu verlegen, weil öfters eine 

 Einstellung der schwingenden Feder bei der Häufigkeit der Unterbre- 

 chungen nötig wird. Mit gut platiuierteu Elektroden lassen sich bei Ver- 

 wendung jedes beliebigen Induktoriums gute Messungen erzielen. 



Die Meßbrücke. 



Als Meßbrücke findet die Brückenwalze von Kohlrausch Verwendung, 

 noch häufiger gestreckte Drähte von 1 x 10"^- c Länge mit geteilter Skala. 

 Die Brückenwalze besteht aus einem etwa 3 x 10"^- c langen Platindraht oder 

 Platiniridiumdraht, welcher in etwa 10 Windungen auf eine ^larmorrolle auf- 

 gewickelt ist. Ein Schleifkontakt teilt den Draht in zwei Hälften, deren Ver- 

 hältnis unmittelbar abgelesen werden kann. Man dreht beim Gebrauch 

 die Holle, bis im Telephon ein Tonminimum hörbar wird. Die Brücken- 

 walze ist teuer und ihre Genauigkeit nicht unentbehrhch bei sachgemäßer 

 Verwendung der geraden Meßdrähte. Die sehr brauchbare Meßbrücke nach 

 OstwnJd-Luther besteht aus IxlO+^c langem Platiniridiumdraht von 

 lxlO"~-c Durchmesser und 17 0hm Widerstand, der auf einen weißen 

 Millimetermaßstab gespannt ist. Ein Hartgummischlitten trägt die Kontakt- 

 feder mit Platinspitze. Man erhält mit dieser einfachen Vorrichtung die aller- 

 genauesten Resultate, wenn man vor Gebrauch mit Hilfe zweier geprüfter 

 Widerstände die Lage der Mitte feststellt und alsdann ohne Verschiebung 

 des Mittelkontaktes durch Stöpselung in einem geprüften S'iemewsschen 

 Widerstandskasten den eingeschalteten Widerstand gleich dem zu messen- 

 den Widerstände macht. Das Tonminimum im Telephon zeigt alsdann den 

 Moment an, in dem bei Mittelstellung des Brückenkontaktes der Widerstand 

 im Rheostat gleich dem gesuchten Widerstand ist. Diese Methode besitzt 

 noch den Vorteil, daß sie ohne jede Rechnung die absoluten Widerstands- 

 werte unmittell)ar al)zulesen gestattet. Man könnte bei diesem Verfahren 

 allerdings die Meßl>rücke durch zwei geprüfte genau gleiche Widerstände 



