4}^8 H. Fiicilenthal 



ersetzen, aber zur vorläufiüen ( )rientieruni»- über die Gi'öljenanordimni>- des 

 zu messenden Widerstandes ist die versehiehhare Melibrücke vorzuziehen. 

 Etwaiire Fehler, bediniit (hirch l'niileichniiil^i.ukeiten im MelUlraht, sind 

 bei Henutzunjr der Brücke in der Mittelstellunji' ausiieschaltet. Von der 

 Benutzung: von MeLibrücken mit unsymmetrisch aniiebrachter Skala, bei 

 welchen das P^nde der Skala in die Mitte des Drahtes verlegt ist, um 

 Kaum zu sparen, ist nach eigenen l^rfahrungen abzuraten. P)ei sehr ge- 

 nauen Messungen ist es gut. die Mittellage des Schleifkontaktes jedesmal 

 vor der Messung mit Hilfe zweier Xormahviderstände zu aichen. 



Widerstände. 



\on der Genauigkeit der gebrauchten Widerstände ist die Genauig- 

 keit der Leitfähigkeitsmessuugen bei Verwendung der Meßbrücke in Mittel- 

 stellung unniittell)ar abhängig. Man erhält jetzt im Handel so genau ge- 

 aichte Träzisionsrheostaten mit Stöpselschaltung, dall bei sachgemäßer 

 Reinhaltung der Stöpsel mit Hilfe von Petroleum der Fehler des Rheostaten 

 ein Tausendstel des Sollwertes nicht überschreitet. Für die meisten Zwecke 

 ist ein Kasten von 10" ' bis 10+* Ohm ausreichend; höhere Widerstände 

 von 10^ Ohm bis zu 10+^ Ohm werden aus Graphit angefertigt. Die 

 Widerstände sind in den Präzisionsrheostaten nach Art der Gewichts- 

 sätze für Wagen angeordnet, so daß es gelingt, in kürzester Zeit jeden 

 beliebigen Widerstand einzuschalten. Von der Sorge über Ungleichheiten 

 des Meßbrückendrahtes, welche früher ein mühsames und zeitrauben- 

 des Nachkalibrieren nötig machte, ist man bei Verwendung der Präzi- 

 sionsrheostaten befreit, besonders wenn man zwei genau gleiche Präzisions- 

 rheostaten verwendet, deren Übereinstimmung die Unversehrtheit der 

 Widerstände sicherstellt. Die Methoden der Meßdrahtkalibrierung sollen 

 deshalb als veraltet an dieser Stelle nicht mehr besprochen werden. Die 

 nötigen Anweisungen dazu gibt in ausführlicher W^eise das früher bereits 

 erwähnte Handbuch für physiko-chemische Messungen von Ostwald-Luther. 



Telephone. 



Die üblichen Telephone sind für elektrische Widerstandsmessungen 

 brauchbar, man muß dafür sorgen, daß nicht durch Eisenteilchen, die 

 zwischen die schwingende Platte und den Magnet geraten, das leichte An- 

 sprechen des Telephons verhindert wird. Unter günstigen Umständen geht 

 die Feinheit der Einstellung bis zu 10~^ der Brückendrahtlänge, trotz- 

 dem in den meisten Phallen das Telephon nicht zum Schweigen zu bringen 

 ist, sondern nur ein Minimum der Tonstärke erreicht wird. Man stellt bei 

 der Widerstandsmessung auf zwei Punkte links und rechts vom Miniraum 

 ein, bei welchen der Ton gleich laut erscheint. Der Eigenton des Unter- 

 brechers, welcher schwer durch eine Einschachtelung des Induktoriums unhör- 

 bar gemacht werden kann, erschwert bei Verwendung nur eines Tele- 

 phons die Erkennung des Tonminimums. Der \'erfasser verwendet deshalb 



