Die wichtigsten physikalisch-cliemischeu Uutersucliungsmethoden. 439 



bei seinen Untersuchungen zwei parallel geschaltete Telephone, von welchen 

 eines durch ein Stativ fest auf dem Tisch angebracht wird. Man legt das 

 rechte Ohr gegen das feststehende Telephon und hält mit der linken Hand 

 das zweite Telephon gegen das linke (Jhr. Alsdann hat man die rechte 

 Hand frei zur Verschiebung der Meßbrücke, resp. zur Stöpselung des 

 Präzisionsrheostaten sowie zur Ein- und Ausschaltung des primären Strom- 

 kreises. Ostwald rät bei Verwendung nur eines Telephones durch hohle 

 Glaskügelchen, welche in das unbenutzte Ohr gesteckt werden — Anti- 

 phone — , die störenden Geräusche fernzuhalten. Die Verwendung zweier 

 Telephone ist vorzuziehen. 



Verbesserung des Tonminimums durch Kondensatoren. 



Bei gut platinierten Elektroden wird man bei Untersuchung von 

 Widerständen bis 10+* Ohm nicht auf Schwierigkeiten stoßen. Bei 

 sehr großen Widerständen dagegen gelingt es oft nur mit Hilfe von 

 Kunstgriffen, scharfe Tonminima zu erzielen; Widerstände von ^lillionen 

 Ohm lassen sich mit Wechselströmen und Telephon nicht mehr be- 

 stimmen. Man verwendet zm- Verbesserung des Tonminimums bei sehr 

 großen Widerständen Kondensatorkästen (käufliche) von veränderlicher 

 Kapazität und ermittelt zunächst die Zweigleitung, welche des Kondensators 

 bedarf. Beobachtet man eine Verbesserung des Tonminimums, so sucht 

 man durch Stöpselung des Kondensators die passendste Kapazität. Einer 

 Kondensatorladung der Elektrodengefäße, welche ein scharfes Tonminimum 

 verhindert, kann nach Kohlrausch durch Benutzung von Petroleum- oder 

 Paraffinbädern begegnet werden. Die Widerstände in dem Elektroden- 

 gefäß dürfen nicht unter ein bestimmtes Maß sinken, damit nicht trotz 

 des Wechselstromes Polarisation und damit eine A'erschlechterung des 

 Tonminimums eintritt. Für jeden Quadratzentimeter wirksamer Elektroden- 

 oberfläche soll der Widerstand etwa 100 Ohm betragen. Kann die 

 Polarisation nicht verhindert werden, so verwendet man kleine Tauch- 

 elektroden in gut leitender Flüssigkeit (z. B. verdünnter Salzsäiure), deren 

 Spitzen sehr nahe beieinander stehen, in einer Nachbarleitung, indem man 

 die Spitzen so tief eintaucht, daß ein gutes Tonminimum hörbar wird. 

 Bei sehr großen Widerständen schlägt Kohlrausch vor, Telephon und Strom- 

 quelle zu vertauschen und bei verschiedenen Einstellungen das Mittel zu 

 nehmen. Bei Messungen von Widerständen zwischen hundert und zehn- 

 tausend Ohm sind alle eben erwähnten Kunstgriffe überflüssig und SchA\ie- 

 rigkeiten für die Erlangung eines ausreichend scharfen Tonminimums 

 in den Telephonen nicht zu erwarten. 



Widerstandsgefäße. 



Für die Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Lösungen kommen 

 Oefäße mit veränderUcher und solche mit unveränderlicher Kapazität in 

 Betracht. Die ersteren (Fig. 523) vereinfachen die Ptechnung, indem man den 



