4\K) 



H. Fricdenthal. 



Widerstand oder die Kapazität des (Tcfäüos auf eine runde Zahl bringen 

 kann. Genauere Messnnuen erzielt man mit Gefäßen mit unveränderlicher 

 Kai>azit:it. Achtet man beim Einkauf darauf, daß die iiläsernen Elektroden- 

 halter wirklich starr miteinander verbunden sind, und daß die Dicke der 

 Platinbleche ein \erbiei>en des Metalles ausschließt, so kann man jahre- 

 lauiT bis auf ein Promille konstante Kapazitäten desselben Gefäßes be- 

 obachten und sich mit halbjähriger Aichunj^- der Gefäße beanUgen. Die 

 Form der P'lektroden und der Gefäße ist bei P.eobachtung der oben an- 

 gegebenen \'orsichtsmaßregeln gleichgültig. Sehr konstant in ihrer Kapazität, 

 aber dafür nicht ganz leicht zu reinigen, sind die Tauchelektroden von 

 KohlrnitscJi (Fig. 022), Glasgefäße mit Ein- und Austrittslöchern für die zu 

 messende Flüssigkeit und im Innern angebrachten Platinblechen. Man muß bei 

 ihrer Verwendung größere Flüssigkeitsmengen zur Messuu'g zur \'erfügung 

 haben und auf die FJinnenreinigung ganz besondere Sorgfalt verwenden, er- 

 zielt aber dafür sehr genaue Resultate. Der 

 Biochemiker wird öfter als der Physiker in 

 die Lage kommen, an ganz geringen Flüssig- 

 keitsmengen Leitfähigkeitsmessungen aus- 

 führen zu müssen. Seit 10 Jahren verwendet 

 Verfasser zu diesem Zwecke kleine, selbstge- 



Fig. 517. Fig, 



fertigte Gefäße mit nur 1 cm^ Lihalt. deren Ka])azitätskonstanz trotz derdraht- 

 förmigen Elektroden sehr befriedigte (Fig. 521). Jetzt sind derartig kleine 

 Widerstandsgefäße bereits im Handel zu haben und ihre Anschaffung für bio- 

 chemische L'ntersuchungen sehr zu empfehlen. Messungen, die .sich über mehrere 

 Jahre erstreckten im Laboratorium des Verfassers, ergaben für ein Paar Kohl- 

 raMSf//-Versenkelektroden C = 0"15537 + 0()004ö. für ein offenes Elektroden- 

 gefäß nach Ostirald znm L'inrühren des Inhaltes mit den Blechelektroden einge- 

 richtet (Fig. ölS) C = 0.52271 ± 0-0025 und für die selbstgefertigten Tauch- 

 elektroden mit 1 an^ Flüssigkeitsinhalt, bei dem die Platindrähte in den Bauch 

 einer 1 ««M'oUpipette eingeschmolzen waren, C = 0*78525 ± 0'0035. Die 

 Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessungen ist auch bei A'erwendung von 1 an^ 

 Flüssigkeit völlig ausreichend. Man vergesse beim Arbeiten mit kleinen 

 Flüssigkeitsmengen nicht, die Erwäi-mung durch den Meßstrom auf das 

 geringst mögliche Maß zurückzudämmen durch \'erwendung ganz schwacher 



