Die wichtigsteu phvsikalisch-chemischea Uiitersucluingsmetboden. 491 



Stromquellen und ganz kurzer Beoliachtungszeiten. Die Tauchelektroden 

 bedürfen einer sehr langen Zeit, einer noch längeren Zeit die Pipetten- 

 elektroden für den Teniperaturausgleich mit dem umgebenden Bade. 



Bei offenen Elektrodengefäßen fand es Verfasser in einzelnen Fällen 

 praktisch, die Temperatur des Inhaltes durch kleine, in Zehntelgrade ge- 

 teilte, geprüfte Normalthermometer mit einer Skala von nur 5" Länge zu 

 messen, welche während der Widerstandsmessung in der Lösung eingetaucht 

 bleiben. Eine etwaige Erwärmung der Flüssigkeit durch die Wechselströme 

 wird alsdann sofort sichtbar und meßbar und die Verwendung eines Bades 

 kann umgangen werden. Ein Laboratorium, in welchem häufig maßgebliche 

 Widerstandsmessungen ausgeführt werden sollen, tut gut, sich einen Satz 

 solcher geprüfter Xormalthermometer anzuschaffen, dessen Meßbereich von 

 0" bis 50" reicht. Bei Verwendung von Thermostatbädern zur Erwärmung 

 der Elektrodengefäße kommt man allerdings mit einem einzigen genau 

 geaichten Normalthermometer mit Zehntelteilung der Grade aus, aber die 

 Dauer der Versuche ist sehr verlängert und kleine Fehler durch unbe- 

 achtete Erwärmung der zu messenden Flüssigkeit sind nicht ausgeschlossen. 



Platinieren der Elektroden. 



]\Iit unplatinierten FJektroden ist ein brauchbares Tonminimum für 

 gewöhnlich nicht zu erzielen. Man taucht die Elektrodenl)leche zunächst 

 in konzentrierte Kalilauge, dann in Wasser, dann in starke Salpetersäure 

 und spült nochmals mit Wasser nach. Den Platinül)erzug stellt man her, 

 indem man bei mäßiger Gasentwicklung einen elektrischen Strom durch 

 die Elektroden sendet, in einer Lösung, welche 3"/o des käuflichen Platin- 

 chlorids und zugleich 0'0250/o Bleiacetat enthält, ^üt 4 ^'olt Spannung 

 erreicht mau die passende Stromdichte zur Platinierung. Die Lummer- 

 Kurlbawnsche Platinierungsflüssigkeit ist käufUch zu haben. In kurzer 

 Zeit bedecken sich die Elektroden bei wiederholter Stromumkehrung gleich- 

 mäßig mit einem samtschwarzen Überzug von fein verteiltem Platinmohr. 

 Nach 4 bis 8 Minuten ist die Platinierung vollendet. Der Bleizusatz ver- 

 bessert die Elektrodenwirkung um das Fünf- bis Zehnfache. Nach dem Plati- 

 nieren sind die Elektroden in fließendem Wasser gründlich abzuspülen und 

 in l'^/oiger Kochsalzlösung durch einen Strom von 4 Volt Spannung zu leb- 

 hafter Wasserstoffentwicklung anzuregen. Die beiden Elektroden verbunden, 

 müssen dabei die Kathode, ein drittes Platinblech die Anode bilden. Das 

 beim Platinieren vom Platinmohr absorlnerte Chlor wird dadurch reduziert 

 und in leicht entfernbare Salzsäure verwandelt. Das letzte Auswaschen 

 der platinierten Elektroden geschieht in Leitfähigkeitswasser und wird 

 fortgesetzt, bis die Leitfähigkeit des Wassers durch Eintauchen der Elek- 

 troden sich innerhalb 5 i\Iinuten nicht mehr ändert. 



Man bewahre die gut platinierten Elektroden in Wasser auf, da sie 

 beim Eintrocknen an der Luft sich manchmal schwer wieder benetzen. Ein- 

 tauchen in Alkohol oder elektrisches Entwickeln von Wasserstoff stellt die 



