4,\\'2 11. Friotlciitha 1. 



Bonetzbarkeit meist rast-li wieder her. sonst müssen die Klektroden von 

 neuem platiniert werden. Platinierte Elektroden absorbieren so stark 

 Alkalien und Säuren, daß bei sehr verdünnten Lösuntien Fehler entstehen 

 k<"innen. wenn man ireriniie Meniien von Flüssiiikeit verwendet. ^Viederholtes 

 Krneuern der Mebflüssiiikeit ist in diesem Falle ratsam, da blanke Elek- 

 troden, welche nicht absorbieren, nur sehwei- ausreichende Tonminima er- 

 zielen lassen. Die \Viderstandsiiefäße wähle man aus Quarz oder Jenenser 

 (ilas und dämpfe sie vor (Gebrauch in strömendem Dampfe tüchtiti' aus, 

 wenn sie aus izewtihnlichem Glase bestehen. Der Dämpfapparat nach Äbegg 

 bi'steht aus einer Kochflasdie mit in den Kork eini>esetztem Glastrichter. 

 In seinem Innern träiit der Glastrichter ein eingestecktes Glasrohr nebst 

 einem zweiten enalumiuen kurzen (ilasröhrchen. Steckt man die zu reini- 

 gende Glasflasche über das laniie (lilasrohr im Innern des Trichters und 

 brin.üt das ^Vasser in der Kochflasche zu lebhaftem Sieden, so spült der 

 entstehende Dampf strahl das zu reinigende (iefäli aus und löst alle leicht 

 löslichen Teile der (ilasoberf lache aus. Das herabfließende Wasser gelangt 

 durch das kurze Seitenröhrchen wieder in die Flasche. Nach viertelstündigem 

 Ausdämpfen bläst man das reine Glasgefäll mit Hilfe eines Blasebalges 

 trocken, (iefäße aus schlechtem Glase kann man durch Cberziehen mit 

 geschmolzenem Paraffin für Leitfähigkeitsmessungen in der Kälte brauch- 

 bar machen. Weil der gemessene Widerstand nicht ganz allein von dem 

 AViderstand der Lösung abhängt, sondern auch von dem Widerstand der 

 Zuleitungsdrähte, so wählt man in beiden Stromki*eisen genau gleich lange 

 Zuleitungsdrähte von gleichem Querschnitt. Ein Kupferdraht von 10+^ c 

 Länge und 10^' c Dicke besitzt nur einen Widerstand von Vöo <>hin- Es 

 werden alle Fehler schon bei annähernd gleicher Länge der Zuleitungs- 

 di'ähte vermieden, man bi-aucht daher den Widerstand der benutzten 

 Drähte nicht zu kennen und niclit in Rechnung zu ziehen. 



Leitfähigkeitswasser. 



In großen (ilasballons ist doppelt destilliertes Wasser im Handel er- 

 hältlich, welches eine Leitfähigkeit von etwa 6 X 10"^ bis 1 x 10^^ auf- 

 weist, wenn mit genügendei' Sorgfalt der Korken mit dem Abflußrohr auf- 

 gesetzt wird und die neu eintretende Luft dni-ch ein Xati'onkalkrohr von 

 Kohlensäure befreit wiid. 



Die Selbstbereitung von Leitfähigkeitswasser kostet ein Vielfaches, 

 ohne die gleiche Sicherheit guter Ergebnisse zu bieten. Destilliert man 

 Wasser erst über Ätznatron, dann über l'hosphorsäure, so befreit man es 

 von flüchtigen Säuren und von Ammoniak, muß aber das Hinzutreten neuer 

 Kohlensäure aus der Luft sorgfältig verhindern. Bringt man gewöhnhch 

 destilliertes Wasser zum Gefrieren und gießt die Hälfte als flüssigen Rest 

 fort, so kann man die Leitfähigkeit erhebhch herabsetzen. AUer- 

 reinstes Wasser besitzt eine Leitfähigkeit von 4 x 10"^. In Berührung 

 mit Luft kann man allerhöchstens 6 X 10~'^ erreichen. Mit Wasser vom 



