Die wichtigsten pliysikalisch-ehemischeii Untersuchungsmethoden. 493 



Leitvermög-en 1 x 10-« lassen sich sehr genaue Bestimmungen ausführen. 

 Die Reinigung ron Wasser durch Hindurchleiten von Luft, welche durch 

 ein meterlanges Xatronkalkrohr von Kohlensäure befreit ist, ist umständlich 

 und führt nicht immer zum Ziel, manchmal verschlechtert sich das benutzte 

 Wasser, weil die Kohlensäure nicht die einzige Verunreinigung der Labo- 

 ratoriumsluft zu sein pflegt. Man hat es übrigens in der Hand, das Leit- 

 vermögen von mäßigem Wasser zu bestimmen und von dem Leitvermögen 

 der mit dem Wasser bereiteten Lösung abzuziehen. Dann erhält man die 

 Leitfähigkeit der Lösung in reinem Wasser annähernd genau. Die Ände- 

 rung des Leitvermögens des Wassers mit der Temperatur kann man im 

 Mittel auf 2% für jeden CV^siusgrad annehmen. 



Thermostaten. 



Die meisten Leitfähigkeiten sind für 18° oder für 25" C bestimmt 

 worden, für den Biochemiker hat noch die Bestimmung bei 38" in \ielen 

 Fällen erhöhtes Literesse. Hat man große Flüssigkeitsmengen zur Ver- 

 fügung, so genügt es, während der Widerstandsmessung durch ein hinein- 

 gehängtes Xormalthermometer die Temperatur ohne äußeres Flüssigkeits- 

 bad zu bestimmen, im anderen FaUe muß man Flüssigkeitsbäder mit 

 konstant gehaltener Temperatur verwenden. Besitzt das Laboratorium 

 elektrischen Anschluß, so kann man durch Glühbirnen sehr rasch konstante 

 Wassertemperaturen erzielen ohne jedeReguüerung; für Präzisionsmessungen 

 dienen große Wasserbäder mit Gasheizung oder elektrischer Heizung, bei 

 welchen durch Regulatoren die Wärmezufuhr bei Erreichung der ge- 

 wünschten Temperatur abgesteht wird. Die Thermostaten haben den Übel- 

 stand, daß sie große Wasserdampfmeugen entsenden und die Luft mit 

 halbverbranntem Gase und Quecksilberdampf verschlechtern. 



Verfasser schlägt daher vor. die Thermostaten durch eine ins Wasser 

 gelegte elektrische Kochplatte, bei welcher die Heizdrähte durch Einbettung 

 in Emaille geschützt sind, zu erwärmen und durch vorgelegten Wider- 

 stand die gewünschte Temperatur, welche konstant gehalten werden soll, 

 zu regeln. Eine Rührvorrichtung, getrieben durch einen Heißluftmotor oder 

 einfacher durch ein leichtes Windrad, sorgt für ausgiebige Durchmischung 

 der Badflüssigkeit. Wie genau die Temperaturen festgesteUt werden müssen 

 bei exakten Messungen, ersieht man aus der Feststellung, daß die meisten 

 Elektrolyte bei 1" Temperatursteigerung ihr Leitvermögen um etwa 2" o 

 verbessern. Es sei daher an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß auch 

 geprüfte Thermometer ihren Nullpunkt ändern und daher jedes Semester 

 nachgeprüft werden müssen, und daß es sehr schwer, wenn nicht un- 

 möglich ist, ohne Verwendung mehrerer neugeprüfter Thermometer eine 

 Temperatur auf ein Hundertstel Grad genau zu definieren. Bei Gefrier- 

 punktsbestimmungen wird der Neuling gewöhnlich zuerst darauf aufmerk- 

 sam, wie schwierig es ist, selbst den Gefrierpunkt reinsten Wassers auf 

 ein Hundertstel Grad genau zu reproduzieren. Die Abweichungen verschie- 



