Die wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsmethodeu. 495 



der Abstand richtig gewählt, so ertönt der ]\lückenton des Induktoriums 

 bei jedem Umlegen der Wippe, welche den primären Stromkreis schließt. 

 Jetzt bedeckt man das Induktorium mit 2 Pappschachteln von ungleicher 

 Größe, um den Ton zu mildern, stellt das auf 2 Schläuchen ruhende Induk- 

 torium aber so nahe der rechten Hand am Arbeitsplatze auf. daß ein 

 Nachstellen der Unterbrecherfeder ohne Versuchsstörung vor sich gehen 

 kann. Jetzt verbindet man die I'ole der Sekundärspule mit zwei gleich- 

 langen Drähten mit den Enden der Meßbrücke. Ist dies geschehen, so ver- 

 bindet man das linke Ende der ^Meßbrücke durch einen genau gemessenen, 

 nicht zu schwachen, umsponnenen Kupferdraht mit dem einen Pole des 

 Widerstandsgefäßes und den anderen Pol durch einen genau gleichlangen 

 und gleichstarken Draht mit einem Pol des Stöpselrheostaten. Durch einen 

 genau doppelt so langen Draht wird alsdann die zweite Klemme des Stöpsel- 

 rheostaten mit dem rechten Ende der ]\Ießbriicke verbunden. Nachdem man 

 sich überzeugt hat, daß die 4 Schnüre der Telephone gleich lang sind, 

 verbindet man jedes Telephon einerseits mit dem verschiebl)aren Kontakt 

 in der Mitte der Meßbrücke, andrerseits mit derjenigen Klemme des 

 Rheostaten, welche mit dem Widerstandsgefäß verbunden ist. Mit Hilfe eines 

 Statives wird das eine Telephon in solcher Lage fest fixiert, daß man das 

 rechte Ohr von seinem Sitz aus bequem' und fest anlegen kann, während 

 man mit der linken Hand das zweite Telephon fest gegen das linke Ohr 

 preßt. Mit der rechten Hand zieht man versuchsweise einen Stöpsel aus 

 dem Rheostaten, schaltet die Wippe zum Induktorium und nach Anhören 

 des Telephongeräusches sofort zurück. Hört man keinen Ton, so arbeitet 

 das Induktorium nicht und es ist nötig, dessen Unterbrecher von neuem 

 einzustellen. Der Schleifkontakt der Meßbrücke stand bei Beginn des Ver- 

 suches genau in der Mitte. Nach einem zweiten Umschalten der Wippe 

 versucht man, ob durch Verschieben des Schleifkontaktes nach rechts das 

 Telephongeräusch lauter oder leiser ertönt. Wird der Ton lauter, so ist 

 der gestöpselte Widerstand zu groß, wird er leiser, ist er zu klein. Jetzt 

 stellt man den Schleifkontakt wieder auf die Mitte der Brücke ein, mit 

 Hilfe einer Lupe, und sucht durch Benutzung des Rheostaten gleich dem 

 Gewichtssatz einer Wage denjenigen Widerstand im rechten Stromkreise, 

 bei welchem das Telephon ein Minimum erkennen läßt. Hat man wenig 

 Zeit, so kann man auch durch Verschieben des Schleifkontaktes eine vor- 

 läufige Widerstandsmessung ausführen. Es verhält sich bei Erreichen des 

 Tonminimums der gesuchte Widerstand zur linken Meßdrahtstrecke wie 

 der Rheostatenwiderstand zur rechten Meßdrahtstreeke. Ist die linke Meß- 

 drahtteilstrecke a zentimeterlang, beträgt der Widerstand im Rheostaten 



b Ohm, so ist der gesuchte Widerstand im Meßgefäß in Ohm x =r . 



100— a 



Hat man den Widerstand der Lösung einigemal mit konstantem Resultat 



ermittelt, so liest man die Temperatur der zu messenden Flüssigkeit am 



hineingesteckten Thermometer mit Hilfe einer Lupe ab, wartet kurze Zeit und 



wiederholt alsdann mit ganz kurz dauerndem Schluß der Wippe den Versuch. 



