49r> II. Friodciitha 1. 



Wird jetzt das Tolepliongeriiuscli hei der klt-inston Wn'schiohunii' des 

 Schleifkontaktes nach links oder rechts lauter, so ist die Widerstands- 

 hestinminni: beendet und der gesuchte Widerstand der Flüssigkeit gleich 

 dem Widerstand im Rheostaten. Alle Rechenfehler sind damit ausgeschaltet, 

 liestimmt man jetzt auf gleiche Weise den Widerstand hei einer anderen 

 Temperatur und findet eine \ernnnderung des Widerstandes um 27o auf 

 einen Celsiusgrad, so hat man eine verstärkte Sicherheit, daß alle be- 

 nutzten N'ergleichsmal'ie in lirauchbarem Zustande sich befanden. Stellt man 

 das Widerstandsgefäl) in einen Thermostaten, so dauert es geraume Zeit 

 i)is eine Temperaturkonstanz im Meßgefäß eintritt, man tut daher gut, 

 bei Bestimmung mehrerer Lösungen mehrere Widerstandsgefälie in den 

 Thermostaten gleichzeitig einzustellen. 



Berechnung der elektrischen Leitfähigkeit einer Lösung aus einer 

 Widerstandsmessung. 



Mit der e.\perimentellen Uestimmuug des Widerstandes einer Lösung 

 in einem Gefäße von bekannten Dimensionen sind alle Daten zur Berech- 

 nung der Leitfähigkeit dieser Lösung gegeben. Die Leitfähigkeit eines 

 Raumteiles ist gleich dem reziproken Wert seines Widerstandes. Als Ein- 

 heit der Leitfähigkeit bezeichnet man die Leitfähigkeit eines Körpers, von 

 dem eine Säule von 1cm Länge und lau- Querschnitt den Widerstand 

 von 1 Ohm besitzt. Die Widerstandskapazität des Meßgefäßes ist diejenige 

 Größe, welche angibt, welchen Widerstand eine Lösung, deren Leitfähig- 

 keit gleich der Einheit ist, in diesem Gefäße haben würde. Hat eine Lö- 

 sung, welche sich zwischen zwei Elektroden von lern Entfernung und je 



1 cm 2 Oberfläche befindet, einen Widerstand von -^ Ohm, so ist das Leit- 



K 



vermögen dieser Lösung gleich K. Um die Widerstandskapazität des Meß- 

 gefäßes zu bestimmen, braucht man nur den Widerstand W einer Lösung 

 von bereits bekanntem Leitvermögen K in dem Gefäße zu bestimmen. Er- 

 mittelt man den Widerstand einer Lösung von bekanntem Leitvermögen K 

 im Meßgefäß zu WOhra, so ist die Widerstandskapazität dieses Gefäßes 

 C = KxW. Diese Widerstandskapazität des Gefäßes ist mit Hilfe mehrerer 

 Standardlösungen genau zu bestimmen. Nehme ich eine andere Lösung, so 

 verhalten sich die Leitvermögen umgekehrt wie die beobachteten Wider- 

 stände, d. h. -f^=r— oder C = KxW. K, =:-;r^, oder K, =^^77-- Kenne 



K Wj ^^1 "1 



ich daher C und messe den Widerstand einer Lösung in demselben Gefäß 

 (W^), so kann ich deren spezifische Leitfähigkeit (K) berechnen. 



Normalflüssigkeiten zur Bestimmung der Widerstandskapazität 

 der Meßgefäße. 



Als Aichflüssigkeit eignet sich vor/üglich Chlorkahumlösung von be- 

 kanntem Gehalt. Enthält eine Lösung bei 18" 74-60(7 KCl (also 7407 (/ 



