Die wichtigsten physikalisch-chemischeu Uiitersnchungsmethodeii. 



ÖOI 



Grad während des Gebrauchs eintreten. Xernst und Äbegg schlagen deshalb 

 vor, bei Präzisionsmessungen stets zwei getrennte Apparate mit zwei Thermo- 

 metern zu benutzen. Wer dies nicht tut, mulj es vermeiden, Genauigkeiten über 

 0'01° bei Gefrierpunktsmessungen anzustreben. Die Gefrierpunktsmessungen 

 wässeriger Lösung in den einfachsten Apparaten (vgl. Fig. 525) werden 

 in der Weise ausgeführt, daß man die Außengefäße mit einem Gemenge 

 von Eis und Kochsalz füllt und soviel Wasser aufgießt, daß der in Grade 

 geteilte Außenthermometer etwa 2" Kälte anzeigt nach gleichmäßigem Um- 

 rühren. Jetzt taucht man das mit etwa 25 cni^ Leitfähigkeitswasser beschickte 

 Innengefäß, in welchem sich das geprüfte Thermometer 

 mit Hundertstelteilung befindet, direkt in die Außen- 

 lösung und beobachtet unter gleichmäßigem Rühren mit 

 dem Platinrührer das Fallen des Thermometers. Wenn 

 die Temperatur unter Null gesunken ist, wird das Thermo- 

 meter bei einem bestimmten Punkte anfangen zu steigen, 

 nämlich dann, wenn in der unterkühlten Flüssigkeit die 

 erste Abscheidung von Eiskristallen beginnt. Sowie das 

 Thermometer zu steigen beginnt, nimmt man es aus 

 der Kältemischung, setzt es in den inneren Luftraantel 

 und beobachtet unter gleichmäßigem Rühren die Tem- 

 peratur. Zeigt die Ablesung mit der Lupe, daß das Queck- 

 silber seinen höchsten Stand erreicht hat und nur noch 

 Schwankungen von höchstens ein Hundertstelgrad sich 

 beobachten lassen, so ist der erste Versuch beendet, 

 w^elcher angibt, bei welcher Temperatur reines Wasser 

 unter den Bedingungen der Versuchsanordnung gefriert. 

 In den seltensten Fällen wird dieser Punkt der am 

 Thermometer angegebene Nullpunkt sein, sondern in den 

 meisten Fällen und oft beträchtlich darüber hegen. Das 

 Mittel der abgelesenen Eudtemperaturen betrachtet man 

 nach mehrfachem Wiederauftauen und Gefrieren als den 

 wahren Gefrierpunkt des Wassers und bezieht auf diesen _ ' 



als Nullpunkt, und nicht auf den Nullpunkt der Thermo- rig.525. 



meterskala, die später beobachteten Gefi'ierpunktserniedri- 

 gungen. Nach Feststellung des Gefrierpunktes vom Wasser füllt man die 

 Innenzyünder mit einer Lösung von bekannter Konzentration und ermittelt 

 von neuem den Gefrierpunkt. Es ist dabei vorausgesetzt, daß der Gefrier- 

 punkt der untersuchten Lösung oberhalb von 2» Kälte gelegen ist, sonst 

 muß man die Feststellung des Nullpunktes bei kälteren Außentempe- 

 raturen wiederholen, denn es ist wesentlich, daß Lösung und Lösungsmittel 

 bei denselben Außentemperaturen zum (Gefrieren gebracht werden. Hat 

 man sich von dem (Gefrierpunkt der Lösung überzeugt, so prüft man mit 



K.p 



Hilfe der oben angegebenen Formel M 



ob das bekannte Molekular- 



gewicht der benutzten gelösten Substanz mit genügender Annäherung bei 



