50i> II. Frioilcnthal. 



Einsetzen der bekannten Konzentration (p) und der ermittelten Gefrier- 

 punktserniedriirunir A sich berechnen läßt. Eine Abweichung- unter 20/0 des 

 theoretischen Molekularizewichtes bei nicht dissoziierenden Substanzen ist 

 als Beweis für richtisxe Handhabun"; des einfachen (iefrierapparates anzu- 

 sehen. Man kann irleich bei diesen ersten orientierenden Versuchen sich 

 davon überzeuiren. ob man eine tirößere Annäherunj2: an den theoretischen 

 Wert erhalt, wenn man als Konstante des Apparates 18.1)00 oder, wenn 

 man IS.ÖOO wählt. 



Als experimentelle Schwieriiikeiten bei Ausführung' der (iefrierpunkts- 

 bestimmuniien in der obigen einfachen Form kommen in Betracht: Versagen 

 der Eisabscheidung bei Erreichung der Temperatur des Außenzylinders, 

 also unlieabsichtigt starke Unterkühlung und ferner Hängenbleiben des engen 

 QuecksiliH'rfadens im Thermometer an einer falschen Stelle. Die erstge- 

 nannte Schwierigkeit wird durch das sogenannte Impfen der Innenflüssig- 

 keit beseitigt. Zu diesem Zwecke ist den (iefrierapparaten ein kleiner 

 Impf Stift beigegeben, bestehend aus einem (üasrührchen mit einem Watte- 

 bäuschchen als Spitze. Tränkt man diese Watte mit etwas Wasser und 

 senkt den durch ein Außenrohr geschützten Impfstift in die Kältemischung, 

 so gefriert das Wasser im AVattebausch und veranlaßt l)ei I»erühren des 

 riatiurührers mit den Eiskristallen und A'ersenken des Eührers in die 

 unterkühlte Lösung momentaue Eisausscheidung, d. h. den Beginn des 

 (iefrierens. Man hat es mit Hilfe des Impf Stiftes also in der Hand, 

 bei welcher Temperatur man die Unterkühlung der Versuchslösung unter- 

 brechen will, (legen das Hängenbleiben des Quecksilberfadens im Thermo- 

 meterrohr schützt gelindes Klopfen des Thermometers auf die Endkugel 

 mit einem Korkhammer. Bei einigen käufhchen Gefrierapparaten wird 

 durch ein elektrisches Rührwerk der Platinrührer in gleichmäßige Bewegung 

 gesetzt und zugleich das Klopfen auf das Thermometer durch einen Kork- 

 hammer betätigt. Unbedingt notwendig sind diese mechanischen Hilfsmittel 

 bei Ausführung einfacher Messungen aber nicht. 



Präzisionsmessungen der Gefrierpunktserniedrigung. 



Präzisionsmessungen der (Jefrierpunktserniedrigung bis auf einige 

 Tausendstel (irade (ienauigkeit erfordern eine viel kompliziertere Apparatur 

 als bisher beschrieben. Das einfachste Hilfsmittel, eine erheblichere (ienauig- 

 keit zu erzielen, ist. wie oben angegeben, die Verwendung zweier Apparate 

 von gleichem Bau. Die Verwendung grolier Mengen von Lösung bewirkt 

 ebenfalls konstante Gefriertemperaturen. \'or allem ist aber auf genaue 

 Beobachtung und Konstanz der Außentemperatur (Gewicht zu legen sowie 

 auf Innehaltung einer ganz geringen Unterkühlung und einer sehr geringen 

 Differenz der Temperaturen zwischen Außengefäß und gefrierender Lösung. 

 Die Außenthermometer sollen bei Präzisionsmessungen in Zehntelgrade ge- 

 teilt und ebenfalls geprüft sein. Wodurch die Temperaturkonstanz im Innen- 

 gefäß erzielt wird, ist gleichgültig. Bei einem Teil der Apparate (Fig. 526) wird 



