526 ^v- Loh. 



Für oiiu'U ln(lnkti(insai)i)arat mit ciiitM- Maxiinalt'uiikonläiigo von IT) r»? 

 wird diese Ilöclistleistuiiii- meist schon hei einer rriniärstromstärke von 

 etwa 4 Ampere bei 10 \'olt Betriebsspannnnii- erzielt. Als geeifiiiete Verhält- 

 nisse haben sieh die folgenden bewährt: Widerstand der Sekundärrolle 

 etwa 10.000 Ohm: Widerstand der Primärrolle 0"J O';) Ohm. Die Primär- 

 wieklnnir befindet sich am besten unmittelbar fest auf dem inneren Eisen- 

 kern und ist mit diesem innerhalb des Hohlzylinders, auf dem die Sekundär- 

 spule liegt, gemäb des durch die Länge der Verbindungsdrähte zwischen 

 Primärspule und Kondensator gewährten Spielraumes verschiebbar. Dadurch 

 ist man in der Lage, die Entfernung des Unterbrecherhammers vom Eisen- 

 kern, welche die Exaktheit der l^nterbrechungen beeinflußt, zu variieren. 



(ileichfalls von Bedeutung für ein gleichmäßiges ruhiges Arbeiten 

 des Instruments und zur Erzielung geeigneter Oszillationen ist die Größe 

 bzw. das (iewicht des rnterbrecherhammers. Ein leichter Hammer ist im 

 allgemeinen vorzuziehen: jedoch sind diese Verhältnisse in jedem Fall 

 durch Ausprobieren zu ermitteln. ^Lan kann das (iewicht leicht durch Ver- 

 größerung oder Verkleinerung des am Kupfer- oder Messingarm des 

 Hammers sitzenden Eisenstücks verändern. Dasselbe soll im lluhezustande 

 des Apparates O'o — 1 on von dem Eisenkern der Primärspule entfernt 

 sein. Als Kontaktmaterial ist nur Platiniridiumlegierung (10— 20"/n Iri- 

 dium) zu empfehlen. 



Bei dem elektrolytischen (Wehneli) Unterbrecher sind solche Vorsichts- 

 maßregeln nicht erforderlich ; er wird meist zum Betrieb von Röntgen- 

 röhren verwandt. Eine Pvöntgeneinrichtung ist im allgemeinen für \'ersuche 

 mit stiller Entladung ohne weiteres anwendbar . nur sind die Dimensionen 

 der Entladungsapparate den hohen Energielieferungen anzupassen, die 

 leicht einen Funkendurchgang statt der funkenlosen F'.ntladung veranlassen. 



Sehr geeignet schließlich sind die von der Elektrizitätsgesellschaft 

 Sanitas in Berlin in den Handel gebrachten Piotax-Quecksilberunterbrecher, 

 bei denen durcli einen Elektromotor (Quecksilber unter Petroleum zentri- 

 fugal in eine Rinne geschleudert wird, durch die eine exzentrisch rotierende 

 Lederscheibe mit einzelnen Kontaktstellen streift. Durch Verschiebung der 

 Exzentrizität kann man die Unterbrechungszahl variieren; ebenso durch 

 die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors, die durch einen äußeren 

 "Widerstand regulierbar ist. Da man schließlich die Stromstärke in der 

 Primärspule beliebig einstellen, sowie die Stellung der Kontaktscheibe fest- 

 legen kann, ist man imstande, ganz genau definierte Verhältnisse zu schaffen 

 und jederzeit zu reproduzieren. 



Das ist besonders wichtig, weil außer der genauen Definition der 

 \'ersuchsbedingungen keine einfache Methode existiert, die von der Se- 

 kundärspirale gelieferte elektrische Energie direkt zu messen. Ihre Berech- 

 nung aus den Werten des Priraärstromes und der Einrichtung der Appa- 

 ratur, Unterbrechungszahl. Zahl der Sekundärwindungen, deren Widerstand, 

 Kondensatorwirkung usw. ist für die hier zu besprechende Arbeitsmethode 

 wertlos, weil in der stillen Entladung eine Reihe von Prozessen nebenein- 



