PUektrischc Entladungen. 



529 



Hähne und durch Heben des Quecksilberreservoirs C können die Gase aus 

 A in die Bürette E seln-acht und analysiert werden. 



Fig. 530. 



Ein Apparat, welcher für die Zersetzunfj- 

 der Dämpfe siedender Flüssigkeiten geeignet ist ^ ) 

 (Fig.öol), besitzt einen auf das mit Piückfluß- 

 kühlung versehene Entladungsrohr, das eine innere 

 und eine äußere Kochsalzelektrode in Glasröhre \ 

 und Glasmantel enthält . aufgeschliffenen Siede- ' 

 kolben. Durch den Paickflußkühler werden die 

 entweichenden Gase aufgefangen. 



Für Dauerversuche ist von Löh-) eine 

 Einrichtung angegeben, welche ständige Erneuerung 

 der Reaktionskomponenten oder eines Teiles der- 

 selben gestattet (Fig. 5o2). 



Der Entladungsraum c, ein Glaszyhnder 

 (Fig. 532) von 40 c?>i Länge und VA cm innerem 

 Durchmesser, trägt, konzentrisch eingeschmolzen, 

 das 43 cm lange und 1 cm weite ( äußerer Durch- 

 messer), oben offene, unten geschlossene Glasrohr«, 

 das die innere Belegung, verdünnte Kochsalzlösung, 

 aufnimmt. Der Wandabstand im Entladungsraum 

 beträgt also 2 mm. Auf c ist außen der oben offene, 

 37 cm lange und 3-5 bis4rw weite Glasmantel b 

 aufgeschmolzen, der gleichfalls mit verdünnter 

 Kochsaklösung als äußerer Belegung gefüllt wird. 

 Durch Platindrähte wird der Strom der Sekundär- 

 spirale des Induktoriums den beiden Belegungen 

 zugeführt. In dem höchsten Punkte des Entladungs- 



*) Walther Lob, Studien über die chemische Wirkung der stillen elektrischen 

 Entladung. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. S. 285 (1906). 

 ^) 1. c. 



Abderhalden, Handbuch der hiochemicchen Arbeitsmethoden. I. 2^ 



Fig. 531. 



