:)30 



W. LmI. 



raumes sitzt das Kapillarrohr ./' mit oiiiiieschliffenein Dreiwejjhahn, der 

 einerseits die Kommunikation mit der Luft, andrerseits mit der Hempel- 

 schen I^ürette C gestattet. Am unteren Ende erweitert sich das Ent- 

 ladunjJTsrohr c zu dem H cm langen , kugelförmigen Ansatz d, der sich 

 nach unten zu einem einige Zentimeter langen Glasrohr mit einge- 

 schliffenem Dreiweghahn e verjüngt. Letzterer verbindet das Entladungs- 

 rohr entweder mit der Bürette B oder dem Glaskolben D, oder schließ- 

 lich Bürette mit Kolben. 



Fig. 532. 



Die durch einen Glashahn verschließbare Bürette B trägt seitlich an 

 einem genügend langen Gummischlauch, der durch einen Quetschhahn ver- 

 schließbar ist, das Niveauglas g. 



Die Bürette B ist mittelst ihres umgebogenen, schwach nach unten 

 geneigten Endes, des Glasrohres h. durch einen starken, kurzen Gummi- 

 schlauch an den Elektrisator angeschlossen, so daß ihr Inhalt bei ent- 

 sprechender Hahnstellung vollständig in den Kolben D abfließen kann. 



Zur Füllung des Apparates wird zunächst der ganze Entladungsraum 

 durch Heben des Niveauglases ^, während der Glashahn von B verschlossen 

 bleibt, mit der Reaktionsflüssigkeit, etwa Wasser, gefüllt, bis dieses bei / 

 an die Luft austritt. Sodann wird nach Verschluß des Quetschhahnes des 

 Gummischlauches und Öffnung des Glashahnes von B das Reaktionsgas, 

 etwa Kohlensäure, aus der Hempehchen Bürette C bei entsprechenden 



