Elektrische Entladungen. 531 



Halmstellungen übergeführt, so daß das Wasser in die Bürette B gedrängt 

 wird und der Entladiingsraum c ganz von Gas erfüllt ist. Der Quetsch- 

 hahn des Gummischlauches bleibt während des Versuches geschlossen, die 

 Bürette B bleibt offen und zuweilen mit dem Entladungsraum c in Ver- 

 bindung, so daß das Gas sich unter etwas höherem Druck, als dem je- 

 weiligen Atmosphärendruck, befindet, da die Niveaudifferenz der Flüssig- 

 keitssäulen in B und A hinzukommt. 



Die Volumänderung während der Entladung läßt sich unter Berück- 

 sichtigung der Druck\'erhältnisse aus dem Stand der Flüssigkeitssäule in 

 der graduierten Bürette B verfolgen. 



Das Gas im Elektrisator wird nach geeigneter Zeit, die von dem 

 Fortschritt der Zersetzung abhängt, erneuert. Die Gasmenge ist so be- 

 messen, daß in d eine etwa 2 bis 3 cm hohe Flüssigkeitsschicht bleibt. Ver- 

 zichtet man überhaupt auf die Beobachtung der Volumveränderung, so ist 

 die ganze Bürette i? entbehrlich; der Gummischlauch von (/kann in diesem 

 Falle unmittelbar an den Elektrisator angeschlossen werden. 



Nach Beendigung eines Versuches wird das Gas in die Bürette C 

 durch Senken des HempehdieJi Niveauzylinders E zur Analyse zurückge- 

 führt, neues Gas in der beschriebenen Weise in den Entladungsraum und 

 schließlich nach Abschluß des ganzen Versuches die Flüssigkeit aus c und 

 B unter wiederholter Durchspülung mit dem in g befindlichen Wasser in 

 den Kolben D zur qualitativen und quantitativen Analyse gebracht. 



T^m bei Anwendung stärkerer elektrischer Entladungen die thermi- 

 schen Einflüsse möglichst auszuschließen, ist es zweckmäßig i), die als 

 Elektroden dienenden Flüssigkeiten dauernd zu kühlen, wie es in der 

 Fig. 533 angedeutet ist. Der Außenelektrolyt enthält einen von kaltem 

 Wasser durchströmten Schlangenkühler aus Glas, der Innenelektrolyt einen 

 dünnwandigen Innenkühler. Beide Kühlsysteme stehen unter sich und mit 

 der Wasserleitung in \'erbindung. Die übrige Anordnung entspricht im 

 Prinzip der in Fig. b:V2 skizzierten. 



Ein Elektrisator, der Reaktionen zwischen Flüssigkeiten und Gasen 

 vermitteln soll, ist in Fig. 534 abgebildet. -) Der Entladungsraum, eine 25 mm. 

 weite Glasröhre, umgibt die als Elektroden dienenden Elektrolyte, welche 

 sich in horizontalen, ömm weiten, einseitig verschlossenen Glasröhren be- 

 finden, die 5 mm voneinander entfernt sind. IKirch diese Anordnung, in 

 der die zur Reaktion zu bringende Flüssigkeit den halben Apparat erfüllt, 

 wird zweierlei erreicht. Einmal ist die Berührungsfläche zwischen Flüssig- 

 keit und Gas eine möghchst große; ferner sind die beiden Reaktionskom- 

 ponenten je einer Elektrode zugeordnet und von der zweiten getrennt, 

 so daß zwischen ihnen trotz des fortwährenden Wechsels der Polarität 

 stets die gesamte Potentialdifferenz herrscht, welche die stille Entladung 

 im Innern des Entladungsraumes herbeiführt. Der chemische Effekt ist 

 dadurch ein möghchst hoher. Der Apparat läßt sich zu Dauerversuchen, 



*) Walther Löh. Noch nicht veröffentlicht. 

 ^) Walther Lob. Noch nicht veröffentlicht. 



34* 



