Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tieriscber ii. pflanzl. Flüssigkeiten etc. 5oT 



Normallaiio-en aus metallischem Natrium sich schuell und iieuau zu bereiten. 

 Will man sich eine kohlensäurefreie Natronlauge oder Kalilauiie bereiten, 

 so tut man gut einen der gebräuchlichen Exsikkatoren mit Leitfähigkeits- 

 wasser statt wie sonst mit H, SO4 zu beschicken und metallisches Natrium 

 oder Kalium in einer Silberschale den Wasserdämpfen auszusetzen, nach- 

 dem der Exsikkator gut luftleer gepumpt wurde. Allmählich verAvandelt 

 sich das Metall in eine kohlensäurefreie Lösung von Na OH respektive KOH. 

 Die konzentrierte wässerige Lösung wird mit Leitfähigkeitswasser verdünnt 



und mit- icm^) Oxalsäure auf ( cm ^j eingestellt. Die Bereitung 



einer Standard-Sodalösung als Ausgangspunkt für die Maßanalyse erfordert 

 größere Vorsicht und führt häufiger zu ungenauen Resultaten als die Ver- 

 wendung von Oxalsäure. 



Geräte zur Ausführung der Titrationen. 



Zur Ausführung genauer Titrationen bedarf man geprüfter Normal- 

 büretten mit Zehntelkubikzentimeterteilung. Am geeignetsten sind solche, 

 welche einen kleinen Glastrichter zum bequemen Nachfüllen am oberen Ende 

 angeschmolzen tragen. Zur Verhinderung einer ungenauen Ablesung durch 

 falsche Augenhöhe beim Ablesen dient entweder eine Visiervorrichtung mit 

 zwei straff gespannten Menschenhaaren, welche an der Bürette verschoben 

 werden kann, oder der Schellbachsche Streifen, ein schwarzer Längsstreifen 

 auf weißem Grunde. Visiert man durch die Flüssigkeit einer Bürette mit 

 Schellbachschem Streifen, so zeigt eine schwarze Spitze auf den gesuchten 

 Teilstrich bei richtiger Augenhöhe, bei falscher Augenhöhe sieht man keine 

 symmetrisch gestaltete Spitze. Man beachte, daß stets auf den unteren 

 Band des Hüssigkeitsmeniskus bei Ablesungen eingestellt wird. 



Ein Titriergestell muß 2 solcher Büretten enthalten, damit niemals die 

 Säurebürette mit Lauge beschickt wird und umgekehrt. Zur A'ermeidung 

 von Verwechslungen beklebe man die Säurebürette mit einem Streifen roten 

 Lackmuspapieres. die Laugenbürette mit blauem Lackmuspapier und mache 

 durch Lackieren das Papier wasserdicht. Als I^ntergrund verwendet man 

 eine weiße Milchglasplatte zur genauen Erkennung des Farbenumschlages. 

 Sämthche Geräte für Titrationen sollen aus Jenenser Normalglas gefertigt 

 sein, namentlich die Titrierkölbchen. da aus gewöhnlichem Glase reichlich 

 Bestandteile von Laugen ausgelöst werden, welche den Titer schwacher 

 Laugen verändern. 



Als Titrierkölbchen verwendet man zweckmäßig schlanke Erlenmeyer- 

 kölbchen aus Jenenser Glas mit engem Halse, welche ein Umschütteln der 

 Flüssigkeit ohne ITmherspritzen gestatten. Man verwende stets so wenig- 

 wie möglich Flüssigkeit bei Ausführung der Titrationen bis zu einer unteren 

 (Frenze von etwa 10 crn^ 



Als Pipetten zur Entnahme gemessener Flüssigkeitsmengen verwende 

 man Normalpipetten, welche auf Ausfluß geeicht sind und achte auf die 



